I 12 



PHYSIQUE. 



Ce dispositif nous parait susceptible, en dehors de l'enregistrement 

 des courants bolométriques, pour lequel nous l'avons combiné, de servir 

 à l'inscription par le procédé extrêmement pratique de l'enregistrement 

 graphique, de courants de l'ordre de 20 microampères, en utihsantàcet 

 effet un circuit très peu résistant (3'"). Si l'on peut sans iiiconvénient 



Fig. I. — MiiToampèreinètie enregislreur de M. Turpain. 

 Entre les pôles d'un électro-aimant de M. NAeiss, entretenu par un courant de 3" 

 seulement, on dispose Tcquipage à cadre mobile du microampèremètre enregis- 

 treur. Avec un cadre de 3"", l'aiguille se déplace de } de millimètre pour une varia- 

 lion d'intensité de 20 microampères. Avec un cadre de îoo", le même dcplacomenl 

 décèle une variation de 2 microampères. 



donner au circuit d'inscription une résistance de l'ordre de 3oo"', on peut 

 obtenir l'inscription grai)]iique de courants de l'ordre de •> micro- 

 ampèrés {fig. 2). 



On peut, sans crainte d'échauffement exagéré, maintenir pendant plu- 

 sieurs heures un courant de 3* dans l'enroulement de l'électro-aimant 



