ALBERT Tl HI'AIN. — ■ ÉTUDK ET ENREGKTR E M K NT DES ORAGES. II7 



(lef! Sciences: Co/igrès de Lille, 1909, p. oj.j ; Le.s orai^es cl Inirs ohservallons 

 {La Xafiire, i^i' mai 1909). 



Les conditions optima de l'emploi des contacts, aiguilles sur aiguilles, 

 employés comme coluM'eur, correspond à 0,0.5 volt par contact. Un élé- 

 ment Leclanché (une pile sèche Delafond, type des téléphones, convient 

 parfaitement) sullit tant à la décohération qu'à l'inscription. 



On peut encore associer le cohéreur à aiguilh^s disposé à la manière 

 dont nous l'indiquons, soit avec un statosrope, soit mieux encore avec 

 un milliampèremètre enregistreur. 



Le précédent enregistreur d'orages ne donni' que le moment d'une 

 décharge atmosi)hérique. En combinant un milliampèremètre enregistreur 

 avec le cohéreui' à aiguilles, j'ai réalisé un dispositif enregistreur qui 

 permet d'obtenir des renseignements sur l'approche des temps orageux, 

 (''est ainsi que les avertisseurs d'orages à milliampèremètre enregistreur 

 construits sur mes indications par M. J. Richard, et dont sont munis 

 mes postes de Poitiers (Faculté des Sciences) et de La Rochelle, me per- 

 mettent constamment de prévoir les orages 2 heures, 3 heures et même 

 '1 heures à l'avance. Le milliampèremètre enregistreur de o à 100 mil- 

 liampères de 3 m de résistance convient parfaitement. 



C'est un de ces avertisseurs d'orages à milliampèremètre enregistreur 

 (|ui fut foudroyé le i5 décembre dernier; au poste de La Rochelle et qui 

 permit d'observer la production d'un éclair globulaire consécutif au 

 loudroiement de l'antenne (voir La Nalurr, 191 t. numéro du 22 avril : 

 Journal de PJtysiqne, mai 191 1, p. o-j'.i). 



Diverses photographies sont soumises aux membres de la Section de 

 Physique. L'une d'elles représente le dispositif enregistreur d'orages 

 associé à un baromètre enregistreur, suspendu par un bracelet de caout- 

 chouc afin de le soustraire aux perturbations dues aux vibrations méca- 

 niques. Une autre vue montre ce môme dispositif comprenant dans son 

 circuit un milliampèremètre enregistreur. Cela permet, tout en relevant 

 parallèlement les inscriptions des décharges et la pression atmosphérique, 

 de suivre l'état de cohération des aiguilles à coudre et de prévoir plusieurs 

 heures à l'avance les orages. Une autre photographie a trait aux antennes 

 et au poste d'observation et de prévision des orages qui fut installé 

 en 1902 à Saint-Emilion. Une autre photographie montre les antennes 

 d'hiver et d'ét« qui, sur mes indications et à la suite des campagnes 

 d'études des orages faites au Puy de Dôme, ont été installés depuis igoS 

 à fct observatoire où j'ai toujours reçu du. si regretté directeur Brunhes 

 II' plus cordial accueil. Une dernière vue représente le poste de Poitiers 

 et son antenne. 



Les figures :> et (i représentent un enregistreur d'orages associé à un 

 milliampèremètre et logé tout entier dans la cage dudit milliampèremètre 

 enregistreur. La pile seule est à l'extérieur de l'appareil. Un petit voltmètre 

 dé o à 3 volts permet de s'assurer, en pressant un bouton de contact, que 

 la pile n'est pas encore polarisée et qu'elle fournit bien les i,4 volts à 



