I20 PHYSIQUE. 



1,5 volts nécessaires aux six contacts en série des aiguilles. Ce dispositif 

 à milliampèremètre enregistreur, suspendu comme tous mes appareils 

 au moyen de forts bracelets de caoutchouc, se trouve soustrait complè- 

 tement à l'influence nuisible des vibrations mécaniques. Il suffît pour le 

 soustraire aux influences des ondes électriques voisines d'anti-inducter 

 tout Tappareil et, au besoin, une certaine longueur de l'antenne. On y 

 parvient en tapissant d'étain toute la cage de l'appareil et en constituant 

 la portion d'antenne à anti-inducter par un fil sous plomb dont le revê- 

 tement métallique extérieur est en relation avec la tapisserie d'étain. 



Parfois, les ondes parasites dont on cherche à se débarrasser ne sont 

 pas dues à la manœuvre d'interrupteurs ou autres appareils électriques 

 voisins du cohéreur, mais bien à des ondes émises par un poste de télé- 

 graphie sans fil. Tel est le cas pour les appareils enregistreurs d'orages 

 de Paris dont les antennes reçoivent les ondes électriques très puissantes 

 émises par la Tour Eiffel. C'est le cas du poste d'observation d'orages 

 installé et surveillé par M. Pouliez, place de la Nation, et qui emploie 

 quelques-uns de mes dispositifs avertisseurs. 



On arrive alors à effectuer le départ entre les ondes d'origine atmosphé- 

 rique et les ondes de télégraphie sans fd, qui, ici, sont les ondes parasites, 

 en réglant la pression des contacts. Ainsi, au poste de la Nation, réglé et 

 surveillé avec beaucoup de soin par M. L. Pouliez, les signaux horaires 

 et les autres émissions de la Tour Eiffel sont marqués par o,5 ma l'après- 

 midi et le soir, par i ma le matin au lever du soleil (fait constaté journel- 

 lement). Comme la décohération se produit pour 4o ma, on peut très 

 aisément faire le départ des décharges de télégraphie sans ill. Ce poste 

 de la Nation possède un de mes dispositifs depuis le i5 mars. Il a déjà servi 

 à enregistrer plusieurs orages, et en particuUer un qui avait éclaté à 

 l'ouest de Paris à 5o km, et un autre à Crépy-en-Valois. 



On peut régler la sensibilité du cohéreur à aiguilles au moyen des 

 masses m {fi g. 3), qui assurent une pression plus ou moins forte. Pour 

 éviter que l'humidité ne vienne à faire varier la valeur cohérante du 

 contact aiguille sur aiguille, il est bon de maintenir constamment une 

 substance desséchante dans la cage de l'appareil. Mes dispositifs com- 

 portent à cet effet une petite nacelle à Ca Cl-. On pourrait placer tout le 

 dispositif, frappeur et planchette de cohéreur, dans le vide, mais en dehors 

 de la difficulté qu'il y aurait à assurer le vide dans une enceinte compre- 

 nant une planchette de bois, cela rendrait le réglage des contacts et leur 

 vérification assez malaisé et compliquerait assez inutilement le dispositif. 



Quand on utilise l'enregistreur à milliampèremètre, on apprécie l'ap- 

 proche ou l'éloignement du météore à la valeur plus ou moins intense du 

 courant admis par le cohéreur. On peut, d'ailleurs, lorsque les inscriptions 

 de la plume des décharges se font trop fréquentes, alors que l'orage est 

 éloigné, diminuer la sensibilité du cohéreur en posant rapidement quelques 

 masses supplémentaires tu {fig. 3) à cheval sur les aiguilles B. Des bouts 

 de fds fusibles de plomb manœuvres au moyen d'une brucelle suffisent 



