AI.BEKT -TI RPAIN. ÉTIDK ET ENUEGISTHE M ENT DES (JISAGES. 121 



à ce réglage supplémf.'ntaire et momentané. On peut égalemcMit shunter 

 légèrement le milliampèrcmètre pour lui permettre momentanément de 

 ne pas dépasser ses limites d'intensité, malgré le courant plus élevé qu'on 

 admet, grâce à la suppression, dans le cohéreur à aiguilles, sans que la 

 décohération se produisant ramène le tout au zéro. Il est d'ailleurs bon, 

 lors de l'observation d'un (uagc de l'approclK» duqu(d on vient d'être 

 averti, de remplacer le cylindic eiu'egistreui' joiuMialier par un rylindre 

 enregistreur horaire 



J'ai également conddné des dispositifs bolométriques d'observation 

 d'oiages, qui ne sont susceptibles d'être utilisés que par des observatoires 

 munis d'un personnel haldtui' aux mesures physiques délicates. Les dis- 

 positifs précédents conviennent, par contre, parfaitement aux petites 

 stations. Il sullit de savoir changer les feuilles des tambours enregistreurs 

 pour les utiliser, 



A l'insécurité que présente tout cohéreur qui, même fùt-il constitué, 

 eomme ceux à aiguille de M. Fényi, par des contacts bien délinis, ne reste 

 jamais tout à fait semblable à lui-même, le dispositif bolométrique sub- 

 stitue l'échauflemenl d'un fil de platine pur qui demeure rigoureusement 

 semblable à lui-même au début de chaque réception. 



Les indications d'un galvanomètre placé dans le pont du dispositif 

 l)olométrique sont alors rigoureusement proportionnelles à la racine 

 carrée de l'intensité des décharges atmosphériques reçues par l'antenne. 

 On peut donc, en comparant les indications des décharges successives, 

 avoir des renseignements sur leurs valeurs respectives et, dans bien des 

 cas; en tirer des indications sur la marche de l'orage. 



Le schéma du dispositif est donné par la figure 7, Les fils bolométriques 

 identiques b^ h., (de diamètre variant entre 3o!^ et 8oi^) sont disposés 

 côte à côte dans un vase de Dewar, vase à air liquide qui constitue une 

 enceinte pratiquement adiabatique. Les bobines de self-induction Bi B. 

 qui s'opposent au [)assage des ondes électriques dans le reste du circuit 

 et les localisent dans le fil h^ sont plongées côte à côte dans une cuve 

 d'huile de pétrole. Les deux bobines de fil de maillechort B et B' destinées 

 à compenser le poid sont également plongées côte à côte dans la cuve 

 d'huile. 



L'équilibre du [)ont est obtenu par la manoeuvre du contact C qu"on 

 peut mouvoir au moyen d'une vis micrométrique. 



fi'arrivée d'ondes dans le fil 6, produit, par réchauffement du lil 

 ([u'elles occasionnent, un déséquilibre du pont qui se traduit par une élon- 

 gation du galvanomètre. Cette élongation proportionnelle à l'intensité du 

 courant est donc proportionnelle à la racine carrée de la puissance reçue 

 par l'antenne. C'est cette élongation que j'enregistrais en 1908 et 1909, 

 lor.s de mes premiers essais de ce dispositif, au moyen du déplacement 

 d'un spot lumineux par le miroir du galvanomètre (/?g, 7) sur une bande 

 photographique sensible animée d'un mouvement de rotation (enregis- 

 treur photographique Piichard). 



