122 PHYSIQUE. 



En utilisant comme fil bolométrique 6, deux ou trois fils de diamètres 

 assez différents, 6oi^, lio^ et 3ot^-, on peut, par exemple, être renseigné 

 jusqu'à un certain point sur le parcours et la distance des décharges d'un 

 même orage. 



L'inconvénient que présente l'inscription photographique dont le plus 

 grand est de ne lire ces inscriptions qu'après développement, nous a fait 

 rechercher sur ce point un perfectionnement de notre dispositif. Dès 1909, 



'A 

 snte/ine 



terre /T-n 



B- 



galvanomètre 

 Chauvin rf Arnoux 



fil 



Cr-1::_.__ g, 



joijrre ilr 

 lumière 

 '^" ~l m jnicrométrii/ut 

 rie |t^]S=0 inaillerhort 



:b' 



n- 



^^ 



piifi 



Fig. 7. — Schéma du dispositif d'enregistrement des orages à bolomélre. 

 Les élongutions du galvanomètre enregistrées photograpliiquement et automaliniio- 

 mcnt sur la bande de papier P sont rigoureusement proportionnelles aux racines 

 carrées des intensités des décharges reçues par l'antenne. Chaque élongation est 

 par conséquent proportionnelle à la racine carrée de la puissance reçue par lan- 

 tenne. 



nous avons pu, en suivant à l'œil les mouvements du spot lumineux et, 

 par suite, les effets des décharges successives d'orages réels sur ce 

 dispositif bolométrique, nous convaincre qu'il présentait un réel intérêt • 

 Puisqu'il donne à chaque instant une valeur exacte de la puissance de la 

 décharge reçue, il permet de suivre, dès lors, et cela d'une manière très 

 approchée, les phases successives du phénomène orageux et d'en mesurer 

 exactement la valeur. 



Nous avons d'abord cherché à la manière des dispositifs Kodak à déve- 

 lopper la bande au fur et à mesure de son impression. Mais cela complique 

 assez notablement le dispositif et ne permet pas de connaître la valeur 

 de l'énergie de la décharge reçue par l'antenne au moment même où elle 

 se produit. Nous nous sommes donc proposés de réaliser l'inscription gra- 

 phique des courants bolométriques, courants qui n'atteignent pas 

 toujours I milliampère et sont le plus souvent de l'ordre de 10 à 100 micro- 

 ampères. 11 était nécessaire que le dispositif inscripteur ne présente 

 qu'une très faible résistance, de l'ordre de 2*^ à 3" au plus. 



Tout récemment, M. J. Richard vient de construire sur mes indications 



