ALBERT TURPAIN. ÉTUDE ET ENREGISTREMENT DES ORAGES. IC?3 



un micro-ampèremètre enregistreur susceptible d'être associé à des dispo- 

 sitifs holométriquos et qui permet d'enregistrer, non pas photographi- 

 quement, mais au moyen d'une plume munie d'encre, de o à lo milli- 

 ampères avec un déplacement de la plume de loo mm. i mm équivaut 

 donc à loo micro-ampères. On peut facilement apprécier le A de milli- 

 mètre, c'est-à-dire inscrire à la plume une variation de 20 micro-ampères. 

 Et cependant, le cadre du système mobile ne comporte qu'un circuit de 

 3*^ à peine de résistance. Ce cadre est placé entre les pièces polaires de 

 profil spécial d'un électro Weiss dans lequel il n'est nécessaire d'envoyer 

 qu'un courant de 3 ampères. 



J'espère arriver, avec cet enregistreur, à rendre mes dispositifs bolo- 

 métriques d'enregistrement de l'énergie des décharges atmosphériques 

 aussi pratiques el aussi faciles à confier à des mains peu expérimentées 

 que le sont mes dispositifs actuels enregistreurs et préviseurs d'orages, 

 avertisseur d'orage avec baromètre ou avertisseur d'orage avec milli- 

 ampèremètre. 



L'étude suivie et l'enregistrement certain des phénomènes orageux par 

 les appareils inscripteurs toujours semblables à eux-mêmes présente un 

 très grand intérêt. Lorsqu'on aura, en effet, réuni, concernant ces phéno- 

 mènes, les documents certains et irréfutables que sont les feuilles d'en- 

 registrement d'appareils robustes, bien étudiés et bien réglés, on pourra 

 sans nul doute en tirer des conséquences aussi importantes que celles 

 qu'on déduit de l'enregistrement de la pression atmosphérique pour la 

 construction des isobares. Jusqu'à présent, les observations d'orages sont 

 tributaires de la conscience et du dévouement plus ou moins grand des 

 observateurs qui notent sur des feuilles d'observations les éclairs, les 

 coups de tonnerre parfois avec beaucoup de soin, parfois aussi en se fiant 

 aux on dit. De semblables documents ne peuvent être comparables. Des 

 appareils tels que ceux que je viens de décrire permettent d'enregistrer 

 automatiquement tous les coups de tonnerre, de suivre un orage, d'en- 

 registrer même l'énergie des diverses décharges successives. Lorsque ces 

 dispositifs se seront répandus, la comparaison des feuilles d'inscription, 

 soit de l'inscripteur à milliampèremètre, soit mieux encore de l'enregis- 

 treur à bolomètre, permettront d'obtenir d'une façon certaine la carte 

 des orages d'une région et d'avoir sur chaque orage des renseignements 

 complets et surtout comparables. 



On pourra se rendre compte avec certitude si en particulier les dispo- 

 sitifs paragrêles sont efficaces. C'est justement pour prévenir assez à 

 l'avance les viticulteurs de Saint-Émilion de l'approche d'un orage que 

 le poste de Château-Pavie avait été installé et muni de dispositifs prévi- 

 seurs d'orages en igc:^. Cette région était, en effet, dès cette époque, 

 munie de canons paragrêles. On sait que l'efficacité de ce procédé para- 

 grêle parait lié à l'attaque des nuages orageux faite assez tôt et dans une 

 direction convenable, soit par les canons, soit mieux par les fusées para 

 grêles. 



