l34 PHYSIQUE. 



Cette observation m'a entraîné à étudier le même phénomène avec les 

 métaux et je l'ai observé nettement pour les rayons secondaires de l'alu- 

 minium, tandis que ceux des métaux à poids atomiques élevés m'ont 

 semblé déroger à cette loi. 



J'ai cherché à définir la loi de production des rayons secondaires de 

 Faluminium et pour cela j'ai étudié successivement les RS donnés par 

 l'aluminium quand on l'irradie par un rayonnement primaire très filtré, 

 quasi-monochromatique et les RS donnés par l'aluminium irradié par 

 un faisceau composite. 



I. Dispositif employé. — Je me suis proposé de doser les RS émis par 

 des feuilles d'aluminium du côté de l'incidence du rayonnement primaire. 

 Pour cela,*;j'ai adopté les dispositifs suivants qui m'ont permis de faire 

 la mesure de l'effet radiographique et de l'intensité fluoroscopique. 



A. Méthode radiographique. — Une plaque de plomb de 3 cm d'épais- 

 seur P est percée d'un orifice O, à la partie supérieure duquel vient se 

 placer une cupule de verre au plomb B qui supporte le tube à rayons X. 



En dessous de la plaque P on place en E la plaque, la pellicule ou le 

 papier radiographique. En dessous de ce réactif, prend place une 

 deuxième plaque de plomb P' de 2,5 mm d'épaisseur. Cette plaque est 



percée en d'un orifice laissant pas- 

 ser le cône de rayons CAD. D'autre 

 part, une couronne FF' est fermée par 

 des secteurs d'aluminium d'épaisseurs 

 croissantes depuis o,i mm jusqu'à 

 5 mm. 



A 7 cm en dessous de cet analyseur, 

 prennent place, bloquées contre les 

 butoirs G, G', les feuilles d'aluminium 

 H destinées à produire les rayons se- 

 ^'W condaires. 

 f Lorsque le tube fonctionne, la ré- 

 gion CD émet des rayons secondaires 

 qui traversent de bas en haut les sec- 

 teurs de l'analyseur FF', tous symétriquement placés par rapport à elle. 

 Après chaque expérience, avant de développer le réactif E, on constitue 

 tout autour de la couronne FF' une échelle de teintes au moyen d'un 

 échantillon de radium placé dans un tube de plomb de 2 cm de profon- 

 deur avec des posés croissant de. i seconde à 80 secondes. 



B. Méthode jlaorosvopiqae. — Une plaque de plomb P de 3 cm d'épais- 

 seur est percée d'un orifice légèrement oblique destiné à recevoir la 

 cupule de verre au plomb B et à limiter le cône d'irradiation X. Le tube 

 est protégé de toute part et notamment du côté de la chambre noire K 

 par un écran de plomb. En G, G' on voit, comme dans le dispositif de la 



D 



Fi g. 



