EUGENE TASSILLV. SUR UN NOUVEAU SPECTROPHOTOMETRE. 20I 



Pour rapplication qui nous intéresse (*), le faisceau provenant d'une 

 même source lumineuse est divisé en deux parties, et l'une de ces deux 

 moitiés traverse une cuve à faces parallèles contenant le liquide dont il 

 s'agit de mesurer l'absorption. 



Le spectre absorbé présente donc une ou plusieurs régions plus sombres 

 que celles correspondantes du spectre voisin. Ces bandes d' absorption 

 sont caractéristiques de la substance, et leur intensité permet son dosage. 



Les divers spectrophotomètres diffèrent entre eux par le procédé 

 employé pour ramener à l'égalité les deux plages qu'il s'agit de com- 

 parer. 



Dans certains, on procède en faisant varier la largeur de la fente 

 (Vierordt); dans ce cas, la fente spéciale du spectroscope est formée de 

 deux volets mobiles, opposés à un volet fixe. On peut donc recevoir sur 

 une fente large le faisceau absorbé et, sur la fente plus étroite, obtenir 

 avec le second volet mobile le faisceau non absorbé. 



On admet dans cet appareil que les intensités lumineuses obtenues 

 dans le plan focal sont proportionnelles aux largeurs respectives des 

 deux parties de la fente. Le défaut est que le spectre dû à la fente large 

 n'est plus pur. 



Toujours basé sur les lois de l'Optique géométrique est le spectrophoto- 

 mètre de D'Arsonval où deux lentilles, de surface réglable par des 

 diaphragmes appropriés, viennent éclairer l'une le haut, l'autre le bas de 

 la fente. 



L'intensité de chaque spectre est ici proportionnelle à la surface décou- 

 verte de la lentille correspondante. 



D'autres spectrophotomètres sont basés sur un principe tout à fait 

 différent et empruntent les phénomènes de polarisation. 



Le principe, commun à tous les appareils de cette dernière catégorie, 

 consiste à faire varier l'intensité par la rotation de deux prismes de nicol. 



Lorsque ces prismes sont croisés, l'intensité est nulle; elle est maxima 

 lorsqu'ils sont parallèles. La loi de variation de l'intensité est 



I = Ij cos-a, 



en appelant a l'angle que font les sections principales de nicol et compté 

 à partir du parallélisme. 



La loi régissant les phénomènes d'absorption est la suivante : 



I = Joe- 



A\r 



OÙ I donne l'intensité d'un rayon, ayant primitivement l'intensité Iq, 

 après son passage au travers d'une solution de coefficient d'absorption k 



(*) On se sert aussi des spectropholométres pour l'étude complète d'une source 

 lumineuse; dans ce cas. les deux spectres contigus sont formés par les radiations 

 dispersées de chacun des deux luminaires à comparer. F.'une des deux sources est 

 prise comme étalon. 



