202 



CHIMIE. 



et d'épaisseur x\ ajoutons que e est la base des logarithmes népériens. 



Les spectrophotomètres employant une loi de variation lumineuse 

 proportionnelle exigent donc l'emploi continu d'une Table de logarithmes 

 pour traduire les résultats obtenus. 



Les appareils à polarisation conduisent à des calculs plus compliqués 

 encore par suite de la combinaison de la loi exponentielle de l'absorption 

 avec la loi d'Arago qui est un cos^ de l'angle de rotation. 



Il a semblé intéressant à M. Ch. Féry de combiner un instrument sup- 

 primant ces calculs, qui rendent pénible et long l'usage du spectro- 

 photomètre, dont les applications pourraient rendre de véritables ser- 

 vices en Chimie. 



Le nouvel appareil (*) comprend, comme partie nouvelle, deux prismes 

 P, et Pa, en verre fumé spécial, dont le coefficient d'absorption est prati- 

 quement constant dans toute l'étendue du spectre visible. 



Les rayons de la source S après avoir traversé la fente large F, sont 

 reçus sur deux fenêtres rectangulaires 0, et Oo, et rendus parallèles par 

 la lentille L,. 



La cuve C renfermant le liquide à étudier est disposée sur le par- 

 cours de l'un des faisceaux; elle peut avoir lo cm de longueur. 



La lentille h, fait converger les deux faisceaux sur la fente / d'un spec- 

 troscope ordinaire. 



Les angles des prismes P, et P^ ont été calculés de telle manière 

 qu'après leur passage dans les prismes, les deux faisceaux lumineux 

 soient rendus parallèles entre eux en xy^ et cheminent suivant l'axe 

 du collimateur. 



"' j 



J- 



(D'-'t---;» 



c 





r- Speclr. 



Dans ces conditions, le faisceau passant en Oi, sera ramené en x par 

 le prisme P, et donnera le spectre supérieur; le faisceau venant de O2 

 produira le spectre inférieur, absorbé par la cuve C. 



Une fente spéciale dont on peut régler la largeur, et qui est placée 

 à l'oculaire, permet d'isoler dans les deux spectres la radiation à com- 

 parer. 



Pour ramener l'égalité des deux plages ainsi découpées, et dont une 

 est affaiblie par l'absorption de la cuve C, il suffît de déplacer l'ensemble 

 des deux prismes P, et P.2 devant la fente du spectroscope. 



(*) Bulletin de la Société dr Phrsit/ue, '\ ni.irs 



f)IO. p. 



i85. 



