TH. NOdlER. — TKI.ÉR XniOGRAPHIKS INSTANTANÉES. 960 



matique assez rapide. Au Congrès de Physiothérapie de Paris (avril 

 191 1) nous avions communiqué des radiographies instantanées du CdHir, 

 faites en 4j de seconde environ; elles montraient d'une façon remar- 

 quablement nette le contour du cœur et les coupoles diaphragmatiques. 



Depuis ce moment, nous avons cherché à obtenir à grande distance 

 (i m et 1,20 m de l'anticathode à la plaque) des épreuves instantanées. 

 Les épreuves et les clichés que nous vous présentons prouvent que nous 

 y sommes parvenus. 



Notre appareillage était constitué par un appareil « Idéal » à redresseur 

 de courant à haute tension, fonctionnant sur courant alternatif à 1 15 volts 

 et 5o périodes complètes à la seconde. Le temps de passage du courant 

 était réglé par un compteur-déclancheur pouvant mesurer jusqu'au 

 centième de seconde. L'appareil absorbait plus de 5o ampères à pleine 



fharge. 



Dans ces conditions et en éloignant l'anticathode à i m, i,t!o m de la 

 plaque radiographique, nous avons pu obtenir d'excellentes images du 

 thorax et du cœur chez des sujets adultes; certains de ces sujets avaient 

 même Conservé leurs vêtements. 



Les contours du cœur sont absolument nets, de même que le diaphragme 

 et l'image des vaisseaux au niveau du bile. Cette netteté ne s'obtient 

 pas, à vrai dire, dans tous les cas. Dans les thorax pathologiques, dans 

 les cas de péricardite, il arrive très souvent que les contours du cœur 

 s'estompent, mais la faute en est à la maladie plutôt qu'à l'appareillage 

 ou à la technique. 



Les ampoules qui nous ont servi pour nos recherches sont des am- 

 poules Gundelach « Moment ». Le temps très court pendant lequel 

 le courant à haute tension était admis dans l'ampoule a évité leur dété- 

 rioration. L'anticathode est intacte, sans trou ni sillon dans les modèles 

 que nous avons utilisés. 



