.1. I.ABDBDERIE. SONDES Ér.ECTROLYTIQlES. 989 



M. 11: 1)"^ .1. LAl]01{f)EHli:. 



(Siirlai). 



SONDES ÉLEGTROLYTIQUES. 



1" Aoù/. 



La sonde électrolytique du D'" J. Laborderie se compose essentielle- 

 ment d'une partie métallique recouverte sur sa plus grande longueur 

 d'une partie isolante en gomme de qualité extra qui lui permet de résister 

 à une longue ébullition, voire même à l'autoclave. 



La partie métallique — la plus importante — est constituée par 

 une pièce en laiton nickelé de forme cylindro-conique. 



La partie conique se trouvant en avant présente à sa partie anté- 



partie inetdilique 



'. ^ . _ _ 0-28 à 0.30 

 d "" " " ■• 



■^ ^ gomme 



'^ X 0,02""" 'coV 



0,08 



rieure une tige de fixation de diamètre inférieur pour la bougie conduo. 

 tnce en gomme. Cette partie conique, intimement unie à la partie cylin- 

 drique se continue avec elle sans ligne de démarcation. 



A la partie postérieure du cylindre, qui se termine progressivement, 

 est soudé un fil conducteur avec borne, chargé d'amener le courant 

 à travers la partie isolante en gomme, qui le recouvre. 



Dimensions. — La sonde a dans son ensemble une longueur totale de 

 1 1 cm répartis ainsi : 



l'rii. 



Bougie coiirliiclricc 0.08 



l'ailie métallique o.n-j. 



Partie isolante 0,28 ào,3o 



Borne 



o.oj 



La série comprend huit sondes électrolytiques dont les dimensions 

 en ce qui concerne la partie métallique, sont calculées de façon à ce 

 que le diamètre D de la partie cylindrique ait exactement i mm 

 de plus que le diamètre d de l'entrée de la partie conique, c'est-à-dire 

 que le diamètre d correspondant à un numéro n de la filière charrière, 

 le diamètre D correspond à trois numéros au-dessus ou n + 3. 



Le tableau suivant donne du reste les cotes d'exécution de cette partie 

 métallique. 



