990 



ELECTRICITE MEDICALE. 



N"" (les sondes. diam. d. diaiii. I>. 



mm. mm. 



1 I ,33 2,33 



"l 2,<>o 3,oo 



;{ 2,00 3,66 



4 3 , ]3 4 )-î3 



3 4 ,oo 5 ,<)() 



4,66 5,66 



7 3,33 6,33 



8 6,oo 7,00 



Enfin, partie cylindrique et partie conique ont chacune l'cm. 



Afin de reconnaître ces différentes sondes, celles-ci portent poinçonnées 

 sur la borne trois numéros : le premier indique le numéro de la série; 

 le deuxième correspond au numéro de la filière charrière au sommet de 

 la partie conique; le troisième correspond au diamètre de la partie cylin- 

 drique. 



On comprend dès lors les avantages de cet instrument qui est à la fois 

 pratique et économique. 



Pratique, parce qu'il permet de dilater de trois numéros avec la 

 même sonde tout rétrécissement de l'urètre et de combiner l'élec- 

 trolyse circulaire avec la dilatation électrolytique en laissant en place 

 pendant quelques instants la partie cylindrique. 



Économique, parce que la série complète ne comprend que 8 sondes 

 (alors qu'il faut 17 sondes ordinaires) pour aller du 4 au 21 charrière. 

 Enfin, sur les olives de Newman, elles ont le grand avantage de per- 

 mettre le traitement de rétrécissements plus serrés, puisque la plus petite 

 olive ne présente pas un diamètre inférieur au 8 ou 9 de la filière Char- 

 rière. 



Ces sondes électroly tiques, présentées au Congrès de Paris (Pâques 1 9 11 ), 

 par M. le D^' Delherm, ont reçu quelques modifications sur les conseils, 

 autorisés de M. le- professeur Bergonié et de M. le professeur agrégé Bor- 

 dier. Le fil métallique trop rigide a été remplacé par un fil de cuivre recuit 

 qui donne à la sonde une plus grande souplesse; la borne trop lourde a 

 été diminuée de volume, ce qui la rend plus légère. 



Ainsi construit, cet instrument permettra de rendre de grands services- 

 dans le traitement des rétrécissements de l'urètre. 



