HAOI LT-1)ESL0NCHAMPS. — EXTRACTION DES CORPS. 995 



copie oiïre certainement de grands avantages, mais il nécessite un maté- 

 riel spécial, oblige à opérer en chambre noire; de sorte que ce procédé 

 ne s'est pas vulgarisé. 



Au cours do ces dernières années, nous avons recherché s'il ne serait 

 pas possible d'avoir un électro-aimant de puissance telle que les aiguilles 

 fussent extraites des tissus à travers les téguments intacts. Nous avons 

 tout d'abord constaté que la peau, le derme offrait une résistance à la 

 pénétration beaucoup plus considérable que les tissus musculaire ou 

 conjonctif, et d'autre part que pour faire cheminer une aiguille dans les 

 tissus il fallait la tirer pas sa pointe. 



Un pourrait croire qu'on peut augmenter indétiniment la force attrac- 

 tive d'un électro-aimant en augmentant ses dimensions et la quantité 

 de courant qui traverse l'enroulement; en réalité il n'en est rien; un 

 morceau de fer doux arrivant très vite à son point de saturation, on ne 

 peut dépasser une certaine limite pour laquelle il faut tenir compte et du 

 poids de l'électro qui doit être mobile et de réchauffement produit par 

 le courant, échauffement susceptible de détériorer et l'appareil et les 

 tissus organiques avec lesquels il doit entrer en contact. 



L'électro-aimant que nous avons fait construire se compose d'un 

 barreau de fer doux ayant i m de hauteur et formant un tronc de cône 

 dont la base a un diamètre de 9 cm ; à la partie inférieure peuvent se visser 

 des prolongements en fer doux de formes différentes. L'appareil est 

 suspendu à un système à contrepoids fixé au mur qui le rend mobile 

 dans tous les sens. 



C'est avec cet appareil que nous avons pu, au cours de ces cinq derniers 

 mois, extraire 38 aiguilles cassées dans la main, le pied, le mollet ou la fesse. 

 Nous commençons par repérer exactement la position de l'aiguille soit 

 par une radiographie dans deux diamètres, soit simplement à l'écran, 

 en plaçant un fil de plomb parallèlement à l'aiguille. S'il y a une pointe, 

 et si cette pointe n'est pas trop éloignée de la peau, nous préférons tirer 

 l'aiguille par la pointe sans nous inquiéter de l'orifice d'entrée que d'ail- 

 leurs dans la plupart des cas il est impossible de retrouver. Ordinai- 

 rement on voit en approchant l'électro la peau se soulever formant une 

 petite aspérité conique; à travers les tissus se produit un contact indi- 

 rect qui donne une sensation particulière de rupture lorsqu'on écarte 

 l'aimant. Alors il peut se produire deux éventualités : ou en déplaçant 

 l'aiguille par des attractions successives que l'on produit en interrom- 

 pant et en rétablissant brusquement le courant dans l'enroulement 

 l'aiguille traverse la peau et sort pour venir se coller à l'aimant; ou bien, 

 et c'est là le cas le plus fréquent, le derme offre une résistance trop consi- 

 dérable à se laisser traverser. J'adapte alors à l'extrémité de l'électro un 

 cône de fer doux; après analgésie au chlorure d'éthyle je plonge dans la 

 région la pointe d'un bistouri faisant une incision d'environ i cm et par la 

 brèche ainsi faite je fais pénétrer la pointe conique de l'électro-aimant; 

 en la relevant on trouve l'aiguilh^ colltu' au for doux. 



