26/i MÉTÉOROLOGIE ET PHYSIQUE D f GLOBE. 



de temps orageux mais provenant d'orages certainement éloignés, de ne 

 pas dépenser en pure perte leurs munitions et leur temps. 



Nous donnerons ci-après la description succincte du poste préviseur et 

 enregistreur d'orages; nous indiqu9rons ensuite, en un Tableau synop- 

 tique, les divers orages enregistrés. 



Description du poste de la Nation. — Le poste d'observations d'orages 

 de la Nation, entièrement équipé aux frais de l'un de nous, comprend 

 une antenne unifdaire de 45 m de longueur, dont le sommet est à 60 m 

 d'altitude et à 20 m au-dessus du sol. Le conducteur incliné d'environ 

 45° sur l'horizontale présente un seul coude de 90" à l'extrémité infé- 

 rieure et rentre au poste où s? trouvent disposés les appareils d'obser- 

 vation, avec toutes bs précautions comparables d'isolement. 



La prise do terre est assurée de trois façons, par contact sur conduite 

 d'eau, par contact sur conduite de gaz, par contact avec le sol d'un 

 caniveau toujours humide. 



A l'entrée du poste un commutateur à trois directions permet à volonté 

 de coupler l'antenne soit sur un cohéreur à limailles, soit sur un électro- 

 lytiquo muni de deux récepteurs téléphoniques, soit enfin sur les appa- 

 reils enregistreurs d'orages qu'un de nous a combinés. L'antenne permet 

 en effet de recevoir le signal de l'heure donné à 10 h 45 m et à 20 h 45 m 

 par la Tour Eifîel. 



Malgré la grande proximité du poste et de la tour Eifîel, les ondes 

 électriques envoyées par la Tour sont neutralisées d'une manière com- 

 plète, grâce à un réglage convenable des appareils et ne nuisent, dès lors, 

 pas à l'observation des orages. 



LIne sonnerie qui peut être mise en circuit sur le coliéreur par l'inter- 

 médiaire d'un relais Claude, permet d'attirer l'attention des observateurs 

 sur les ondes électriques d'origine atmosphérique que le poste peut 

 recevoir. Ce dispositif était nécessaire surtout alors que le poste n'était 

 muni que d'un enregistreur à baromètre qui ne donnait pas, à chaque 

 instant, l'état de cohération du cohéreur à aiguilles. 11 devient un simple 

 organe d'appel depuis que nous avons installé un enregistreur à milli- 

 ampèremètre qui renseigne immédiatement sur l'état électrique de l'at- 

 mosphère par la position de l'aiguille milliampèremétrique. 



L'un de nous, qui a fait avec grand soin toutes les observations, s'est 

 astreint à relever toutes les deux ou trois heures, à l'aide d'un milli- 

 ampèremètre ordinaire, la valeur du courant dans le cohéreur à aiguilles 

 de l'enregistreur à baromètre. Grâce à ce soin constant, la prévision 

 de l'orage au moyen de l'enregistreur à baromètre a pu être presqu'aussi 

 efficace, sinon aussi commode, que par l'emploi du milliampèr^iètre- 

 enregistreur dont le poste se trouve actuellement pourvu. 



