A LA SURFAŒ DU LAC LKMAN. lÔl 



pouvoirs émissifs de l'eau et de la tiirre; celle question 

 esl manifestemeiil Irès-complexe et sa discussion ne peut 

 pas trouver place ici. » 



Comparaisons avec le jjyrliéliomHre direct. — Eralaalions 

 en chaleur absolue. 



Dans ce dernier chapitre, l'auteur décrit les observa- 

 tions comparatives d'un pyrhéliomètre et des houles qui 

 ont servi aux observations de réflexion du lac, puis il 

 cherche l'équivalent, en chaleur absolue, de l'unité con- 

 ventionnelle admise dans les tableaux et les calculs de la 

 première partie du mémoire. 



Le pyrhéliomètre employé était absolument semblable 

 à celui qu'a décrit Pouillet sous le nom de pyrhéliomètre 

 direct. On sail quelle est la marche adoptée par ce phy- 

 sicien pour corriger les indications de l'appareil de l'in- 

 fluence de l'air ambiant. M. Dufour a préféré suivre une 

 méthode un peu différente qu'il décrit comme suit : 



« Le pyrhéliomètre était placé dans une chambre où le 

 soleil pénétrait par une fenêtre ouverte. L'instrument était, 

 longtemps avant l'observation, installé à l'ombre, près de 

 la limite du flux solaire, et continuellement tourné dans 

 ses colliers afin de mélanger les couches liquides. Une 

 loupe, convenablement tenue par un support lié au pyr- 

 héliomètre, permettait de lire avec plus de précision les 

 indications du thermomètre. Dans ces conditions, l'instru- 

 ment arrivait à une température qui ne variait plus que 

 très-peu dans le courant de plusieurs minutes ; c'est 

 quand il était arrivé à cette température à peu près con- 

 stante qu'on l'exposait cinq minutes à l'action du soleil, 

 en continuant à observer le thermomètre de minute en 

 minute ou de deux en deux minutes. On obtenait ainsi 



