Hesselman, Zur Kenntnis d. Pflanzenlebens schwedischer Lanbwiesen. 363 



welche gleichzeitig mit den Beobachtungen im Rasen auf der 

 sonnenoffenen "Wiese auf Station I vorgenommen worden sind, 

 und läßt also einen Vergleich zwischen der Feuchtigkeit am 

 Boden und derjenigen in einer Höhe von 1,8 m zu. Wir 

 dürfen indessen die gefundenen Werte nicht ohne weiteres mit- 

 einander vergleichen, sondern müssen erst eine Diskussion vor- 

 ausschicken. Durch die Untersuchuno;en von Aron Svensson 



(I). und Ekholm (I) ist 



nachgewiesen 



worden, daß an der 



und daß diese Erhöhung ziemlich regellos 



groß die 



Abweichung 



ge- 



blanken Metallfläche des Hygrometers Crova's der Taupunkt 

 oft zu hoch ausfällt 



erscheint. Um nun zu bestimmen, wie 

 der Bestimmungen mit dem Hygrometer Crova's von den 

 wohnlichen Psykrometerbeobachtungen ist, wurde im August 

 und vSeptember eine Observationsserie aufgestellt. Die Bestim- 

 mungen waren in folgender Weise ausgeführt worden: Auf 

 einem Tische unmittelbar unter den Psykrometerthermometern 

 war das Hygrometer aufgestellt worden, zuerst waren jedesmal 

 die Psykrometerthermometer abgelesen worden, dann eine Be- 

 stimmung mittels Crova's Hygrometer möglichst schnell aus- 

 geführt, und dann abermals die Thermometer abgelesen worden. 

 Zeigten nun die beiden Bestimmungen mittels des Psyki'ometers 

 einen Unterschied, was dann und wann geschah, so wurde das 

 Mittel mit der Hygrometerbeobachtung verglichen. Die Tabelle 

 zeigt, daß die Bestimmungen mittels der beiden Instrumente bis- 

 weilen ein wenig voneinander abweichen, daß aber in einer län- 

 geren Serie die Mittelwerte einander sehr nahe kommen. Eine 

 Gleichstellung beider Bestimmungsarten halte ich daher für zu- 



lässig. 



Vergleichstabelle zwischen Psykrometer 

 Hygrometerbestimmungen. 



und 



