APPAREILS POUR DIFFUSION, ETC. 



331 



I 



L'appareil que je décris ici est en quelque sorte .un 

 appareil em^egistreur. Il élimine toutes les difficultés 

 indiquées et rend la détermination des espaces h par- 

 courus par la substance diffusante (et par conséquent 

 la détermination des poids moléculaires d'après ma 

 méthode) très facile et très exacte. Il présente un 

 prisme plat, rectangulaire n'ayant pas de fond à la 



base (fîg. I), aux parois parralléles (XX 72) en verre 



tig. 1. 



:c 



f 



f 



t 



de glace, dont les dimensions 

 à l'intérieur sont : longueur a 

 de 6 à I 5 cm., largeur b de f; 

 4 à 6 cm. et protondeur e de u 

 0,5 à 1 ,5 cm. ' ^ 



Le col ou l'orifice g, qui 

 peut être placé en différents 

 endroits selon les besoins, 

 donne passage à un tuyau f. 

 On verse la gélatine (chauf- 

 fée jusqu'à 30°-40°) de ma- 

 nière que sa surface figée 

 dépasse les bords XX de 

 l'appareil ; il est préférable ^ 

 d'introduire le tube f dans 



la gélatine après le figement de cette dernière, en y 

 faisant un trou avec un tube en verre chaud. Lorsque 

 l'appareil a pris la température du milieu environnant. 

 la surface de la gélatine XX est aplanie au moyen 



/ 



M. 



' On peut se servir aussi des flacons en section ovale très 

 allongée. 



