ELEKTROMOS MELEGÍTŐ DOBOZ 



115 



íkiviil helyeztem el. Ezekkel a módosításokkal utasításomra a 

 Calderoni és társa r.-t. cég a következőkben leírt modellt állí- 

 totta elő a budapesti tudományegyetemi növénytani intézet 

 ífészére : 



Az eszköz egy 130 mm hosszú. 70 mm széles, 80 mm 

 magas enyvezés nélkül összeillesztett keményfadoboz (1. kép a), 

 amely belül mind az öt felületen tükröző bádog- (pl. vörösréz) 

 lemezekkel (1. kép b) van kibélelve. A doboz fedele pontosan 

 Táillő sík vörösrézlemez,' körül lehajló peremmel (c). A doboz 

 egyik keskeny oldalán egy 45 mm átmérőjű kerek nyílás van. 

 -amelybe az elektromos izzólámpa foglalatának egyik rézkarikája 

 .pontosan beleillik. A lámpa foglalatának külső felén 60 mm 



■mmmm Jí^ :m.í< 'Mf&é^, m. 



1. kép. Elektromos melegitödoboz parafinmetszetek kinyujtására. 

 (A doboz hosszmetszete, jelmagyarázat a szövegben.) 



«.tmérőjű rézkorong van {f) ráerősítve, amely rézkorongon két 

 szemköztes nyílás van. E nyílások segélyével a lámpa betolt 

 foglalata a doboz oldalán lévő két csavarra ((/) kis fordítással 

 ráilleszthető és megerősíthető. A foglalaton az áram be- és kikap- 

 csolására szolgáló fából készült csap {h) is fel van szerelve. 

 A zsinórra erősített dugaszkapcsolóval azután a doboz bármely 

 kontaktussal összeköttetésbe hozható. 



A doboz méretei olyképen vannak megválasztva, hogy a 

 foglalatba egy csőalakú 10 gyertyafényű mignonégö elférjen és 

 a szolgáltatott meleg ki legyen használható, továbbá, hogy a 

 doboz tetején a használatos nagyságú tárgyüvegek keresztben 

 legyenek elhelyezhetők, olyképen, hogy szélük kissé túlérjen a 

 fedélen a könnyebb kezelés erdekében. 



A melegítődoboz célszerűen elhelyezhető a munkahelyen, 

 egyszerre 4 — 5 tárgyüveg is ráhelyezhető. Használata egyszerű. 

 A Mayer-féle módszer szerint felragasztás céljából glicerines 

 tojásfehérjével vékonyan bevont tisztított tárgyüvegre pipettával 

 kevés desztillált vizet osztunk szét egyenletesen, vékony réteg- 



11* 



