54 



В. М. АрЦИХ0ВСК1Й. 



бора оказывается достаточно равном-криой, а т. к. при помощи 

 соотв-Ьтствующей замазки полость микротермостата можетъ быть 

 герметически замкнута, подсыхан1е препаратовъ практически со- 

 вершенно устраняется. Недостаткомъ прибора является невозмож- 

 ность пользоваться сильными увеличен1"ями, однако толщина верх- 

 ней камеры можетъ быть подобрана такъ(въ моемъ приборе, при 

 очень тонкихъ стеклахъ, общая толщина камеры равна 4 м.м.), 

 что работа съ объектиЕомъ 3 Лейтца оказывается возможной, а 

 для нашей ц-Ьли это совершенно достаточно. Въ качестЕ-Ь замазки 

 для соединен1я камеръ микротермостата съ соединительнымъ стек- 

 ляннымъ кольцомъ, равно какъ и для заклеиван1Я препаратовъ съ 

 крахмальными зернами, я пользовался гуттаперчевой бумагой. При 

 нагр^ван1и она размягчается и достаточно хорошо выодняеть 

 свое назначен1е. Чтобы, по возможносги, приблизить изсл-Ьдуемый 

 объектъ къ объективу микроскопа, я въ качестве предметнаго 

 стекла пользовался непосредственно верхней камерой микротермо- 

 стата, при чемъ покровное стекло при работ'Ь съ микроскопомъ 

 оказывалось обращеннымъ внизъ (внутрь камеры). Лля удобства 

 подсчета зеренъ покровныя стеклышки были разграфлены въ кл-Ьтку, 

 что не исключало, однако, необходимости пользоваться разграф- 

 леннымъ въ кл-Ьтку стеклышкомъ и въ окуляре микроскопа, какъ 

 это описано въ моей предшествующей работ'Ь ^). 



Рис. 1. „Микротермостатъ" А — продольное сЬчеп1е. 2? — видъ сверху (^Д пат. вел.). 



При помощи разв-ЬтЕляющейся трубки въ об-Ь камеры микро- 

 термостата была проведена вода изъ Оствальдовскаго термостата. 

 Разум-Ьется, пред-Ьлы колеба1пй температуры въ микротермостат^ 

 должны быть больше, ч-Ьмъ въ термостат-Ь, служащемъ въ каче- 

 стве запаснаго резервуара теплой воды, ибо въ мккротермостат-Ь 

 им-Ьются свои источники отклонен1Й температуры отъ заданнаго 

 уровня. Больше всего значен1я им^етъ при этомъ нзм-Ьнен1е бы- 



1; Изв. Ак. Н. 1913 (.Я49-гбЗ). 



