Harry Tiessen. Über Wiindwärme im Pflanzengewebe. 56 



jeder Hinsicht für die Experimente gentigte, wurde gewählt, um die 

 Untersuchungen in einer Umgebung auszuführen, deren Temperatur 

 möglichst konstant blieb. In der Tat änderte sich die Temperatur 

 in dem maximalen Falle eines Experimentes von 50 Stunden Dauer 

 um 0,8° (fallend), eine Änderung, die wegen der noch besonders au- 

 gebrachten starken Wärmeisolation der Apparatur belanglos war. 

 Auch die Lage des Dunkelraums in dem Flügel des Instituts, welcher 

 verhältnismäßig wenig begangene Herbarräume enthält, begünstigte 

 die Versuche insofern, als das Galvanometer nur selten schwachen 

 Erschütterungen ausgesetzt war. Schließlich war dies der einzige 

 Kaum, der vor Insolation und schwankender Lichtintensität absolut 

 geschützt war. 



o.) Galvanometer. 



Als Strom meßinstrument wurde ein Drehspulgalvanometer von 

 Siemens und Halske benutzt, das auf einer in die Wand eingelasseneu 

 Konsole stand. Da diese Galvanometer gegen störende magnetische 

 Einflüsse praktisch völlig unempfindlich sind, können Nullpunkts- 

 verlagernngen nur eintreten, wenn der Aufhängefaden einer zu starken 

 Torsion ausgesetzt oder das Galvanometer vorwiegend in einer Aus- 

 schlagsrichtung beansprucht wird. Das geschah bei den vorliegenden 

 Messungen nicht, da die Skala nur in sehr geringer Ausdehnung be- 

 spielt wurde. Um die Empfindlichkeit zu vergrößern, wurde für die 

 Dauer der Untersuchungen der innere Widerstand ausgeschaltet. 



Dem Galvanometer gegenüber in einer Entfernung von 1 Meter 

 stand auf einer zweiten Konsole der Apparat, welcher die Skala und 

 den beleuchteten Spalt trug, dessen Bild durch eine Linse auf dem 

 Galvanometerspiegel entworfen und von dort zur Skala reflektiert 

 wurde. Vom Galvanometer führten über Isolierkuöpfe zwei Kupfer- 

 drähte zu einem Hebelkontakt, der sich aber für meine Versuche als 

 unbrauchbar erwies, da die Öffnungs- und Schließungsströme einen 

 Ausschlag bis zu 5 Skt (Skalenteilen) hervorriefen. Da man ferner 

 an den Kontaktstellen der Kupferdrähte mit den Messingklemmen des 

 Galvanometers eine thermoempfindliche Verbindung hat, und schon 

 die Annäherung der warmen Hand an eine dieser Kontaktstellen in 

 dem geschlossenen Kreise, Kontakt — Galvanometer, einen nicht un- 

 beträchtlichen Thermostrom hervorruft, mußte das Galvanometer gegen 

 Wärraeeinflüsse geschützt werden. Es geschah dies dadurch, daß 

 das ganze Galvanometer mit einer dicken Watteschicht umwickelt 

 und dann mit einer Kiste überstülpt wurde, welche nur ein größeres 

 Loch für das Lichtbündel und zwei kleinere für die Zulcitungsdrähte 

 aufwies. 



