57 



ß) Der Hg-Kontakt und die Thermonadeln. 

 Da sich ein Metallhebelkontakt als unbrauchbar erwiesen hatte, 

 andererseits beim Eintauchen der amalgamierten Kupferdrahtenden 

 in reines Hg sich ein kaum meßbarer Ausschlag von nicht ganz 

 0,25 Skt zeigte, erschien die Anwendung eines Quecksilberkontaktes 

 am geeignetsten. Da aber auch die Verbindung von Hg mit amal- 

 gamierten Drahtenden thermoempfindlich ist, mußte das Quecksilber 

 möglichst vor Temperaturänderungen geschützt werden. Es wurden 

 daher zwei Gefäße folgender Anordnung hergestellt : 



Q/(oicLdL 



I ig/ftA ^%0^ 



Zwischen zwei Glasgefäßen A und B befindet sich als wärme- 

 isolierende Schicht Paraffin und in dem innersten Glasgefäß Queck- 

 silber. Das Glasgefäß B ist außerdem mit einem Kork verschlossen, 

 der zwei Löcher für die zugeführten Drahtenden enthält. 



Es wurde darauf die Eichung der Thermonadel Kupfer-Konstantan 

 vorgenommen, die ich zu den Vorversuchen gebrauchen wollte. Da 

 sich aber ihre Empfindlichkeit nur auf 0,0097*^ pro Skt herausstellte, 

 — das ist etwa Vioo^ — schien es angebrachter, eine Nadel von 

 größerer Empfindlichkeit zu benutzen. Ich stellte mir dalier eine 

 Thermonadel aus Eisen und Konstantandraht zusammen , eine Ver- 

 bindung, welche den größten thermoelektrischen Effekt aufweist. 



