59 



Die Ursache konnte einmal in ganz geringen Temperaturdiffe- 

 renzen liegen; denn in der Eichimgsschaltung: Nadel — Hg -Kontakt — 

 Galvanometer hat man es praktisch mit drei thermoeffektiven Metall- 

 verbindungen zu tun : 



1) am Galvanometer Messing- /' TI^-— -— -ZT^^ 



klemmen - Kupfer \\ hlOri ^'^■ 



2) an beiden Hg- Kontakten: 1 | HH 



3, H^-^" IL 2H5J,W^ 



am Thermoelement selbst. ^'^^^^ 



Sobald irgend eine dieser Verbindungen gegen eine andere auch 

 nur um Zehntelgrade in der Temperatur verschoben ist, zeigt das 

 Galvanometer durch störende Ausschläge diese Unstimmigkeit au. 



Am nächsten lag daher die Möglichkeit, daß in der Verwendung 

 Zweier Hg -Kontakte in getrennten Gefäßen ein Temperatur- 

 fehler liegen könnte. Es mußte daher der Quecksilberschalter in einem 

 einzigen Gefäß untergebracht werden, was in folgender Weise geschah. 



Zwei U- Röhren waren, wie es die folgenden Figuren zeigen, 

 parallel miteinander verschmolzen, ohne untereinander in Kommuni- 

 kation zu stehen. Sie waren mit Hg gefüllt und wurden als Kontakt 

 gebraucht, wie die Skizze es erläutert. 



cH^<k.ii 



(TCT-^ 3^- 



