Harry Tiessen. Über Wundwärme im Pflanzengewebe. 60 



Diese zwei U- Röhren standen in einem mit Hg gefüllten Gefäß B, 

 das seinerseits durch eine isolierende Paraffinschicht von dem Gefäß A 

 getrennt war. Die Röhren waren mit durchlöcherten Gummistopfen 

 verschlossen. Schließlich wurde das ganze große Gefäß A noch in 

 Watte verpackt und in eine kleine Holzkiste getan, so daß für die 

 Wärmeisolation die weitgehendsten Vorsichtsmaßregeln getroffen waren; 

 da das Galvanometer ebenfalls in Watte gepackt war, konnten nun- 

 mehr Temperaturdifferenzen nicht auftreten. 



Ferner konnte eine Fehlerquelle darin liegen, daß die Gefäße, 

 in denen die Eichung der Nadeln vorgenommen wurde, zu groß und 

 offen waren. Es treten infolgedessen schnelle Schwankungen in den 

 Temperaturverhältnissen des Wassers ein, die von der Nadel und dem 

 Galvanometer viel schneller registriert werden, als von den Thermo- 

 metern und daher fehlerhafte Ablesungen veranlassen. Die Eichung 

 wurde nunmehr folgendermaßen vorgenommen: 



7) Die Eichung der Thermonadelu 

 (siehe folgende Abbildung). 



Die Gefäße A und A^ wurden bis zu ^U ihres Volumens mit 

 Wasser gefüllt und mit großen, dreifach durchlöcherten Korkstopfen 

 verschlossen. Durch diese Löcher wurden dann die Thermometer 

 und Thermonadelu gesteckt, während das dritte Loch für eine Pipette 

 zur Zugabe erwärmten Wassers frei blieb. Wurden die Gefäße z. B. 

 abends mit Wasser gefüllt, so war am nächsten Morgen nach Aus- 

 gleich sämtlicher Temperaturdifferenzen die Nullage eingetreten. 



Darauf wurden in eines der Gefäße einige Tropfen erwärmten 

 Wassers gegeben, die Flüssigkeit umgerührt und nach 1 bis 2 Minuten 

 zuerst das Galvanometer und darauf beide Thermometer abgelesen. 

 Zur Verwendung kamen zwei Celsiusthermometer mit Zehntelgrad- 

 einteilung, so daß Hundertstel eines Grades bequem geschätzt werden 

 konnten. Es wurde nur mit steigender Quecksilberkapillare beob- 



