6ä 



so erhält man eine schwach gekrümmte Kurve, deren Scheitel einer 

 geraden Linie sehr nahe kommt. Dieses ist in der Abbildung S. 62 

 veranschaulicht. 



Die Resultate aus den Eichungen zeigen bis auf zwei eine gute 

 Übereinstimmung. Da jedoch während der Ablesung des Thermo- 

 mometers und der Schätzung der Hundertstel Grade das bedeutend 

 empfindlichere Thermoelement minimalste Schwankungen durch das 

 Galvanometer registriert, wurde nach der Methode der kleinsten 

 Quadrate eine Korrektion der Resultate durch Bestimmung der em- 

 pirischen Konstante vorgenommen, um kleine Unstimmigkeiten zu be- 

 seitigen. In der Gleichung y = ax, welche die analytische Form für 

 eine grade Linie darstellt, berechnet man die Konstante a aus der 

 Gleichung: y 



wo n die Anzahl der Beobachtungen und x^ und y die voneinander 

 abhängigen beobachteten Werte bedeuten. Als y wurde wegen der 

 größeren Genauigkeit der Galvanometerausschlag genommen, als x die 

 Differenz der Thermometer. Als rechnerische Resultate erhält man: 



^n 



Aus den korrigierten Empfindlichkeitsmessungen für die Thermo- 

 nadel Eisen-Konstantan ergibt sich ebenso wie aus den unkorrigierten: 



E = 0,0055" C pro Skalenteil oder 



1 Skt = 55» = 1" C 

 lOüOü 182 



