0. Jauerka, Die ersten Stadien der Kohlensäureausscheid, bei quellend. Samen. 198 



gleichsflasche weggelassen worden, nachdem sicher festgestellt war, 

 daß auch er kohlensiiuredicht hielt. 



Die ersten Waschfiaschen waren mit dickem Liiftpumpenschlauch 

 verbunden und ganz nah aneinander gerückt, so daß die Glasenden 

 innerhalb des Schlauches aufeinander stießen. Von der Stelle an, wo 

 die Dichtigkeit auf Kohlensäure von größter Wichtigkeit war, besaß 

 der Apparat nur Glasverbindung, d. h. die berührenden Enden der 

 einzelnen Teile waren vom Glasbläser aneinander geschmolzen. Die 

 Vergleichsflasche war mit dem sich anschließenden Schlangenrohr 

 durch einen Ostwaldschen Doppelschliff verbunden. Ein Doppelschliff 

 war gewählt, um die Schliffe gut ineinander drehen zu können. Durch 

 Gummiband wurden sie dauernd noch weiter ineinander gepreßt. Dem 

 Schliff folgte ein Schlangenrohr, Respirationsgefäß, Dreiweghahn und 

 Pettenkoferröhre; die Anordnung kann man aus der Figur 1 ersehen. 

 Die letzten 5 Teile waren aneinander geschmolzen, bildeten also mit 

 der letzten Vergleichsflasche ein Stück und waren sämtlich aus Glas 

 hergestellt. Scheinbar sieht das Ganze sehr zerbrechlich aus. In 

 Wirklichkeit aber machen die mannigfachen Glaswindungen das System 

 sehr elastisch. Dadurch, daß alles aus Glas und alles zusammen- 

 geschmolzen war, konnte man den Apparat für hohe und tiefe Tem- 

 peraturen benutzen, ohne befürchten zu müssen, daß Verbindungen 

 mit verschiedenen Ausdehnungskoeffizienten irgendwie Undichtigkeiten 

 hervorrufen konnten. 



Das Respirationsgefäß stand in einem Wasserthermostaten, dessen 

 hohe und mittlere Temperaturen bei I mittels Sicherheitsleuchtgas- 

 breuners und Reichardtschen Thermoregulators eingestellt und kon- 

 stant gehalten werden konnten. Die tiefen Temperaturen wurden bei 

 II durch Eis und Eiswasser erreicht, welches man in gewissen Mengen 

 zutropfen ließ. Vom Boden dieses Wasserthermostaten für niedere 

 Temperaturen ging ein Rohr ab und stieg bis zu der im Thermostaten 

 gewünschten Wasserhöhe (h) an. Dieses sollte das zufließende Wasser 

 regulieren und das zu Boden sinkende Wasser von 4*^ C. entfernen. 

 Die Wasserthermostaten bestanden aus Metallgefäßen, die durch 

 Packungen bei I mit Kieselgur und Asbest, bei II mit Sägespänen, 

 Watte und Filz vor Wärnieverlust geschützt waren. Doch konnte bei 

 dem Thermostaten für hohe Temperaturen die Gasflamme durch eine 

 Aushöhlung den Boden des inneren wassergefüllten Gefäßes erreichen 

 (s. Figur 2). 



Die Luft wurde durch das im Wasserbade befindliche Glas- 

 schlangenrohr auf die gewünschte Temperatur vorgewärmt, trat von 

 oben in das Atemgefäß ein und wurde vom Boden aus weiter geleitet, 

 damit die dorthin sinkende ausgeatmete Kohlensäure, die ja schwerer 

 ist als die atmosphärische Luft, mitgerissen würde. Vorversuche 



