Arnold Schmidt, Die Abhängigkeit der Chlorophyllbildung usw. 276 



Um Induktioiisströmen, die durch Bewegung oder Erschütterung 

 der Drähte entstehen können, zu entgehen, wurden die meisten 

 Messungen in der Nacht ausgeführt. Hierzu veranlaßte mich noch 

 ein weiterer Umstand: Die Thermosäule stand mit den Belichtungs- 

 apparaten in dem Dunkelzimmer, wo die Versuche ausgeführt wurden, 

 während das Galvanometer und das Fernrohr im benachbarten hellen 

 Laboratorium aufgestellt war. Das erwähnte Dunkelzimmer lag aber 

 nach Süden, wurde also au heißen Tagen von der Sonne auf der einen 

 Seite bedeutend erwärmt, während die Innentemperatur des Zimmers 

 und die der übrigen Wände zurückblieb. Dieser Umstand wirkte 

 natürlich störend, obwohl beim Vergleich zahlreicher Beobachtungen 

 der Fehler auszuschalten gewesen wäre. Ich zog es vor, die Messungen 

 dann vorzunehmen, wenn die Temperatur in den Arbeitsräuraen gleich- 

 mäßig war; das traf in der warmen Jahreszeit für die ersten Morgen- 

 stunden zu. 



Um die Thermosäule selbst vor äußeren störenden Einflüssen zu 

 schützen, hatte ich sie, ähnlich wie Meinhold (IG), in einer Holz- 

 kiste mit Watte verstopft untergebracht. Nach vorn war der Kasten 

 mit einer doppelten Blechblende mit Ausschnitt an der Stelle, wo sich 

 die Thermosäule befand, verschlossen. Auf den runden Ausschnitt 

 war eine planparallele Glasplatte aufgekittet. Bei den Energie- 

 messungen wurde zunächst der Stromkreis durch einen Quecksilber- 

 viernapf, der auch ein Wenden des Stromes ermöglichte, geschlossen 

 und blieb es während des weiteren Experimentierens. 



Schon jetzt gab es einen Galvanometerausschlag, der sich nach 

 dem Entzünden der Lampe, das ich bald darauf in dem vorläufig 

 noch vollständig lichtsicheren Kasten veranlaßte, kaum merklich oder 

 garnicht änderte. Dieser meistens sehr kleine Ausschlag wurde notiert. 

 Nach Entfernung der schwarzen Pappe, welche, um die Bestrahlung 

 der Thermosäule zu hindern, zwischen das Filter und die Kasten- 

 öffnung geschoben war, verstärkte sich der Ausschlag zu einem neuen. 

 Bei dieser neuen Einstellung des Galvanometers wurde der erste Aus- 

 schlag beobachtet. Der Unterschied der beiden notierten Skalenwerte 

 war durch die Strahlen, die das Filter durchgelassen hatte, verursacht, 

 er galt mir daher als Maß für die relative Energie. 



Die Energie in absoluten Größen zu bestimmen, war nicht not- 

 wendig, da ich nur die Wirkungen verschiedener Farben vergleichen 

 wollte. Die Energie ist proportional der Intensität des erzeugten 

 elektrischen Stromes, und diese wieder steht in hier genügender 

 Näherung in Proportion zu der Tangente des Ausschlagswinkels, d. h. 

 also zu der mit dem Fernrohr abgelesenen Anzahl der Skalenteile, 

 wenn der Skalenabstand konstant gehalten wird. Verglichen wurden 

 alle Ausschläge mit dem bei Filter 1 (dest. HoO) erhaltenen, mit dem 



