A. GOY. — MESURE DES TEMPÉRATURES d'iNFLAMMARILITÉ 173 



Pour éviter la production d'un arc, on intercale entre la batterie et les conden- 

 sateurs une forte résistance qui permet de régler à volonté la vitesse d'écoule- 

 ment de l'électricité de la source à haute tension. 



M. Adolphe GOY. 



Sur un nouvel appareil de mesure des températures d'inflanimabiiité. — On peut 

 classer les appareils de mesure employés jusqu'ici en deux catégories : 



1" Ceux qui emploient pour produire l'inflammation une flamme à pétrole 

 (Granier, Abel, Pinsky-lNIartens) ; 



2° Ceux qui emploient un lil de platine porté à l'incandescence (Cens, des 

 Arts et Métiers) ou l'étincelle électrique (Saybolt, Engler). 



Les premiers appareils, en raison de la grande variabilité des flammes, ne 

 sont pas comparables entre eux ; d'autre part la chaleur relativement grande 

 d'une flamme peut accroître brusquement la température du liquide et fausser 

 par défaut les températures d'inflammabilité. 



Le choix du fll de platine porté à l'incandescence par un courant continu ne 

 nous paraît pas heureux, puisque des vapeurs -bien connues peuvent porter à 

 l'incandescence ce fil sans courant électrique. De plus, dans les appareils em- 

 ployant l'étincelle, les inventeurs ont eu le tort de ne point préciser la chaleur 

 de l'étincelle : lacune qui a grande importance. 



Définition : La température d'inflammabilité est la température à laquelle 

 s'enflamme instantanément une vapeur traversée par une étincelle électrique 

 d'une température connue à une distance connue du liquide. Les variations de 

 la pression atmosphérique peuvent influer, mais très légèrement. 



Notre appareil est en verre et se compose : 1° d'un anneau dans lequel sont 

 soudées deux électrodes de platine distantes de 6 millimètres; 2° d'un tube 

 gradué en centimètres cubes contenant le liquide à étudier; 3» d'un récipient 

 de forme ovoïde, muni d'un thermomètre, et faisant l'office de bain-marie 

 chaud ou de réservoir de froid, suivant les cas. 



Voici quelques températures obtenues avec une étincelle fournie par une 

 bobine de Rhumkorff de 20 millimètres d'étincelle, traversant les vapeurs à une 

 distance de 14 millimètres de la surface du liquide, et produisant sur des élé- 

 ments thermo-électriques, dans des conditions déterminées, une déviation du 

 spot de 5 millimètres : 



Sulfure de carbone — 21° 



Éther sulfurique — !•>" 



Éther Hoffmann + S^S 



Acétone + 23°,2 



Benzine cristalisable + 27*', 3 



Alcool absolu -f 46° 



Nous avons étudié pour ces divers liquides les variations de la température 

 d'inflammabilité en fonction de la distance de l'étincelle à la surface du liquide 

 tit en fonction de la température de l'étincelle. La nécessité de préciser les diffé- 

 rents termes de notre définition est ainsi justifiée. 



