I)"' C. ROQUES. — CURE DES RÉTRÉCISSEMENTS PAR l'ÉLECTROLYSE 29/ 



effet, sur le même principe : résorption des tissus consécutive à l'électropunc- 

 ture, et présentent plus d'un point de ressemblance. 



Cure électrolvtique des rétrécissements du larynx. 



Les rétrécissements du larynx ne paraissent pas avoir été souvent traités par 

 lelectrolyse, et la littérature médicale n'offre pas de nombreux rensLcignements 



à ce sujet. 



J'ai cependant à citer une observation qui n'a jamais été publiée, et dont 

 l'opérateur m'a fait part avec la permission de la rapporter dans ce travail. 



11 y a quelques années, M. brindel eut à soigner une femme présentant un 

 rétrécissement de la partie supérieure du larynx, consécutif à des lésions 

 syphilitiques datant de plusieurs années. Ce rétrécissement était dû à l'envahis- 

 sement progressif par un rodèmc dur, chronique, de toute la partie supérieure 

 du larynx, qui affectait la forme d'un museau de tanche utérin. Le rétrécisse- 

 ment provoqué par ces déformations était accompagné d'aphonie et de troubles 

 respiratoires déjà très inquiétants. M. Brindel songea alors à utiliser l'électro- 

 lyse. Il fit, autour de l'orifice supérieur du larynx et en plein œJème, trois 

 piqûres électrolytiques. à raison d'une piqûre par séance et d'une séance par 

 semaine. Après trois semaines, lœdème s'était ramolli et avait subi une 

 résorption considérable; l'orifice laryngien s'était notablement élargi ; la malade 

 parlait et respirait facilement; le tirage avait disparu. La malade fut si satis- 

 faite de son amélioration qu'il est permis de supposer qu'elle serait revenue 

 pour subir de nouveau le même traitement si une aggravation ou une récidive 

 s'était produit". 



Ce succès nous fait un devoir de décrire en déta'l l'instrumentation et la 

 technique utilisées par M. Brindel, afin qu'on puisse, le cas échéant, traiter une 

 afYection semblable par un traitement semblable. 



Voici d'abord la description de l'appareil que fit construire M. Brindel, guidé 

 par les conseils de M. Bergonié: Une aiguille en cuivre, longue de 2 centimètres, 

 constitue le pôle actif. Elle est fixée à l'extrémité d'une petite baguette en 

 cuivre. Celle-ci, longue de 17 centimètres, est entourée d'une gaine isolante en 

 caoutchouc, et recourbée de façon à présenter une longue portion horizoniale et 

 une courte portion verticale, unies l'une à l'autre, par un angle très arrondi. 

 C'est à l'extrémité inférieure de la courte portion, et suivant la direction de son 

 axe vertical, qu'est appenduo l'aiguille dont nous avons parlé. Quant à la 

 longue portion, elle est unie par son extrémité opposée à la courte portion, à 

 une pièce qui supporte la borne de prise du courant et un petit interrupteur 

 assez élégant. Cette pièce présente une longueur de 8 centimètres ; elle est 

 unie, du côté opposé à la baguette de cuivre, à un manche horizontal en bois 

 qui mesure aussi 8 centimètres de longueur. 



Pour appliquer le traitement d'après le procédé de M. Brindel, on cocaïnise 

 d'abord la gorge du patient et les parties malades. On applique ensuite une 

 large électrode indifférente et positive sur le dos du malade. Puis, api es avoir 

 uni l'électrolyseur au pôle négatif, on porte sur le larynx l'aiguille en cuivre. 

 On l'enfonce, à circuit ouvert, sur l'un des points les plus gênants du rétrécis- 

 sement. La gaine en caoutchouc qui enveloppe la baguette va proléger les 

 lèvres, la bouche et le pharynx, toutes les parties saines, contre le passage du 

 courant. La partie qui porte l'interrupteur et la borne est en avant de la face 

 ■du malade. Le manche en bois est dans la main droite de l'opérateur, et l'index 



