318 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



l'emploi de la radiographie stéréoscopique. Non seulement celle méthode permet 

 l'élimination d'erreurs provenant de taches accidentelles, mais encore elle aug- 

 mente le pouvoir séparateur dans l'examen des clichés radiographiqucs. 



M. BÉCLÉRE. de Paris. 



Cylindre-compresseur ajustable a u porte-ampoule-diaphragme-iris. 



M. J. BERGONIÉ, de Boidoaux. 



Indication continue de la résistance d'un tube de Crookes et des rayons qu'il émet 

 au moyen du voltmètre. — Les conclusions de ce travail sont les suivantes : 



1° L'emploi du voltmètre thermique branché en dérivation aux bornes du 

 primaire de la bobine e^t l'un des meilleurs moyens que nous ayons de nous 

 rendre compte de l'état du tube et des rayons qu'il émet pendant les opérations, 

 radioscopiques ou radiographiqucs ; 



-2° Ou le graduera par comparaison avec le radiochromomètre de Benoist ou 

 tout autre appareil ba-c sur le même principe ; 



3° Les indications que donne le voltmètre sont supérieures à toutes les autres 



cause de leur continuité et de l'absence de toute manœuvre pour les obtenir. 



L'emploi du voltmètre thermique est utile pour juger du fonctionnement de 

 la bobine d'une façon générale et pour se rendre compte de l'énergie dépensée 

 dans le circuit secondaire en particulier dans la production des courants de 

 haute fréquence. 



Discussion. — M. Béclère : Bien que M. Bergonié nous ait dit que les indi- 

 lations du voltmètre ne variaient sensiblement pas lorsqu'on change les tubes 

 de Crookes placés dans un circuit secondaire, je me demande si, avec des modèles 

 de tubes fort différents, cette règle ne souffrirait pas quelques exceptions. 



M. ^\■£RTHEl.M-SALOMoNSON : La méthode nouvellc que vient de nous faire con- 

 nailre M. Bergonié parait présenter un grand intérêt, tant au point de vue 

 théorique qu'au point de vue pratique, et l'on doit lui tenir compte du perfec- 

 tionnement réalisé. J'ai observé que, lorsqu'on se sert de bobines de différents 

 constructeurs, la réaction d'induit que signale M. Bergonié est plus ou moins 

 apparente. Ainsi, elle est très intense avec les appareils de Rochefort. 



M. Bergonié : Le modèle du tube peut influer sur les indications du voltmètre, 

 qui n'ont rien d'absolu comme je l'ai dit. et qui doivent toujours être contrôlées 

 par leur mise en parallèle avec les indications du radiochromomètre; cepen- 

 dant, avec tous les tubes modèle Chabaud que j'ai eus entre les mains, les indi- 

 cations du voltmètre se sont trouvées identiques. 



M. Wertheim-Salomonson a raison en disant que le rendement des induc- 

 teurs varie sensiblement suivant les constructeurs. Peut-être pourra-t-on 

 trouver dans les indications du voltmètre un moyen d'avoir sur ce rendement 

 des données que l'on n'avait pas précédemment. 



Dans l'utilisation de la bobine pour les courants de haute fréquence, on a 

 encore là un moyen d'évaluer l'énergie dépensée dans le circuit secondaire ou 

 dans les circuits surajoutés aux secondaires. 



