1)'' C. ROQIIKS. — CUHE DES RÉTRÉCISSEMENTS PAR l'ÉLECTROLYSE 291 



conducteur filiiorme ne peut franchir la zone rétrécie, l'olive qu'il précède reste 

 loin d'elle et l'élcctrolyse des tissus pathologiques est impossible; en suppri- 

 mant, au contraire, le conducteur, on peut toujours amener l'olive au contact 

 du rétrécissement. La disposition que présente l'olive hémi conductrice en avant, 

 hémi-isolée en arrière, permet de ne faire porter l'action du courant que sur la 

 stricture et d'épargner les tissus sains placés immédiatement en arrière, qui 

 n'ont ainsi de contact qu'avec la partie isolante. La technique de M. Vernay ne 

 diffère pas, d'ailleurs, de celle de M. Newmann. 



B) Dans la série des appareils à hague,le médecin pourrait choisir entre l'an- 

 neau primitif de M. Bergonié, la bague régulièrement cylindrique de M. Bordier, 

 et la bague à calibre variable de M. Bergonié. 



Nous avons décrit plus haut l'anneau de M. Bergonié pour montrer la relation 

 qui existe entre ce modèle et les deux derniers, mais nous devons rappeler que 

 l'auteur l'a lui-même abandonné en faveur de ceux-ci. 



La forme générale de ces appareils, pouvant être adoptée pour la cure des 

 rétrécissements de différents conduits organiques, a été décrite lorsque nous 

 avons exposé ce qui caractérise en général les diverses méthodes et les distingue 

 les unes des autres. Il nous suffit donc maintenant d'indiquer les dimensions 

 des bougies utilisées spécialement pour l'urètre. La longueur totale de l'appareil 

 rappelle celle d'une sonde urétrale ordinaire. A 6 centimètres de l'extrémité 

 amincie se trouve la bague, dont la hauteur est de 5 millimètres. Le reste de 

 la bougie mesure ensuite 25 centimètres environ jusqu'à la borne de prise du 

 courant, qui reçoit la petite goupille de Gaiffe portée par le fil conducteur. La 

 série des bougies peut aller, avec les numérotages que nous avons indiqués plus 

 haut, du numéro 3 jusqu'au numéro 21 de la filière Charrière. 



Avant de procéder à la cure, on doit s'assurer des pôles par les procédés bien 

 connus : électrolyse de l'eau qui montre l'effervescence de l'hydrogène au pôle 

 négatif; électrolyse d'une solution d'iodure de potassium qui montre l'iode 

 comme un brouillard brunâtre autour du pôle positif; emploi de différents 

 papiers-pôle. 



En ce qui concerne le reste de la technique, MM. Bergonié et Bordier opérfcnt 

 de la même façon, nous ne saurions mieux faire que de citer le passage où 

 M. Ravarit expose le procédé en usage à la clinique électrolhérapique de M. Ber- 

 gonié à 1 hôpital Saint-André de Bordeaux. 



« Le malade étant couché sur le dos, sur la table d'opérations, la tête basse, 

 les jambes légèrement fléchies, on prend d'abord, à l'aide d'une bougie à boule, 

 une topographie très exacte du canal urétral ; on mesure à quelle distance se 

 trouvent les rétrécissements, et on établit le plan de l'intervention. On applique 

 dans le dos du malade ou sous les fesses une électrode indifférente que l'on 

 rehe au pôle positif. On choisit une électrode urétrale légèrement supérieure au 

 diamètre du rétrécissement à franchir, et on l'introduit jusqu'à ce qu'elle butte 

 contre la partie rétrécie du canal, puis on la relie au pple négatif. 



» Lorsque les deux pôles sont ainsi en place, on fait passer le courant avec 

 beaucoup de précaution. Il est toujours donné avec une intensité de 5 mA., et 

 cela pendant seulement un temps très court. Les autres procédés employés, 

 même les derniers que l'on a signalés, diffèrent de celui-ci en ce que l'intensité 

 du courant est bien plus grande et dure bien plus longtemps (10 à 30 mA. pen- 

 dant vingt minutes, en faisant varier graduellement le coûtant jusqu'à ce que 

 le malade éprouve un léger picotement). 



