310 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



avec les précautions convenables ou, île préférence, sur une plaque sensible, et 

 qu'on l'expose à l'action d'une ampoule, l'image radioscopique ou radiographiquc 

 ainsi obtenue présente nécessairement douze teintes diverses, qui correspondent 

 aux douze secteurs daluminium d'épaisseur croissante et, au centre de ces 

 douze teintes, une treizième teinte qui correspond à la lame d'argent. Il suffit 

 de chercher, parmi les douze teintes périphériques, celle qui ressemble le plus 

 à la teinte centrale. Avec ce procédé, il devient aussi facile de voir le degré de 

 pénétration des rayons émis par l'ampoule que de voir l'heure sur une montre 

 d'après la position de la petite aiguille dans telle ou telle des douze divisions du 

 cadran. Par exemple, on dit que l'ampoule émet des rayons n» 4 si le pouvoir 

 d'absorption de la lame d'argent se montre le même que celui de la quatrième 

 lame d'aluminium, épaisse de 4 millimètres. 



L'expérience apprend que pour obtenir de bonnes images radiographiques de 

 toutes les régions du corps, mais particulièrement d'une région aussi épaisse 

 que celle des reins, il convient de ne pas employer de rayons plus pénétrants que 

 les rayons marqués, au radiochromomètre de Benolst, par le numéro 6. 



Telle est. pour le pouvoir de pénétration des rayons, la limite supérieure à 

 ne pas dépasser habituellement. Par contre, on peut employer des rayons moins 

 pénétrants. L'image y gagne en netteté, en détails, en contraste de teintes, mais 

 c'est au prix d'une prolongation dans la durée de la pose, d'autant plus grande 

 que le pouvoir de pénétration des rayons s'abaisse davantage, puisqui?, dans le 

 même temps, une fraction de plus en plus petite du rayonnement franchit les 

 organes explorés et parvient jusqu'à la plaque. Si même on employait des rayons 

 trop peu pénétrants, non seulement la prolongation exagérée de la pose serait 

 insupportable au patient et deviendrait incompatible avec la conservation de 

 l'immobilité, mais on s'exposerait à provoquer des accidents de radiodermite, 

 puisque ces accidents dépendent essentiellement de la quantité de rayons absor- 

 bée par la peau (loi de KienbOck), et que cette quantité croit avec rabaissement 

 du pouvoir de pénétration des rayons et avec la prolongation de la pose. 



Chez les sujets maigres et peu épais, on peut employer avec avantage, pour 

 la recherche des calculs urinaires, des rayons moins pénétrants, intermédiaires 

 au numéro 6 et au numéro 5, et môme des rayons numéro 5, mais c'est la 

 limite inférieure qu'il est difficile de franchir. 



S'il est nécessaire, pour obtenir à volonté la qualité déterminée de rayons 

 dont on a fait choix, de posséder une ampoule réglable, on peut, à l'aide des 

 notions suivantes, se dispenser de recourir sans cesse au radiochromomètre. 



Le pouvoir de pénétration des rayons émis par une ampoule dépend essentiel- 

 lement de sa résistance électrique. On évalue pratiquement cette résistance par 

 une longueur d'étincelle dans Pair, longueur telle que le courant passe indiffé- 

 remment à l'intérieur de l'ampoule ou entre les boules d'un excitateur placé 

 en dérivation. L'emploi du spintermètre, c'est-à-dire d'un excitateur gradué en 

 centimètres, aide à mesurer très facilement la longueur de l'étincelle dite équi- 

 valente à la résistance électrique de l'ampoule ([). 



Le médecin radiographe, en possession d'une ampoule nouvelle, commence 

 donc par déterminer, à l'aide du radiochromomètre et du spintermètre, quelles 

 longueurs diverses d'étincelle équivalente correspondent à des émissions de 

 rayons diversement pénétrants. 11 note, par exemple, que pour l'ampoule en 



(1) La mesure indirecle du pouvoir de périélration des rayons de UiJnlgen ;i l'aide du splntermèlre 

 (Archiv. d'électr. méd., w 88, 13 avril l'jdO, p. ioi). 



