342 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



M. Bergonié craint, de son côté, que la précision obtenue par M. liordier ne 

 soit qu'illusoire, aj'îint eu l'occasion d'observer souvent que la méthode clinique 

 pour la mesure des résistances qu'il a préconisée ne pouvait donner une préci- 

 sion dépassant la dizaine d'ohms. 



M. T. MARIE, <le Toulouse. 



Nouvel appareil de photothérapie. — L'appareil que M. Marie présente à la 

 Section, et qu'il n'a pu faire fonctionner devant elle faute de courant, satisfait 

 tous les desiderata que le praticien peut demander. La lampe à arc qui constitue 

 cet appareil est de petite puissance, et l'on sait que la température du cratère 

 Ijositif est constante quelle que soit la puissance dépensée dans l'arc. L'ensemble 

 des radiations émises est donc le même pour les arcs de petite puissance ou pour 

 les arcs de fçrande puissance ; ce qu'il faut, c'est que le rendement au niveau de 

 la peau soit aussi grand que possible, et c"est ce que l'auteur a cherché à obtenir 

 par les quatre dispositifs de son appareil, qui ont pour effet de donner à ce 

 même appareil quatre qualités distinctes. 



Le premier dispositif réalise la compression de la partie sur laquelle doit 

 porter le traitement d'une manière plus parfaite que jamais elle n'a été i"éalisée 

 jusqu'à ce jour. Cette compression ne demande rien à la bonne volonté du 

 malade. Au contraire, M. Marie craint que cette volonté ne s'exerce en sens 

 inverse et ne compromette le résultat ; c'est donc l'appareil lui-même qui réalise 

 la compression par la tension progressive et bien symétrique des liens de 

 caoutchouc dont il est muni. L'anémie produite amène l'anesthésie, et l'anes- 

 thésie permet d'augmenter la compreseion. 



Cette compression est si parfaite qu'elle peut atteindre en moyenne 3 à 4 kilo- 

 grammes et a pu aller jusqu'à 9 kilogrammes. Le manche qui porte l'appareil 

 ne doit être utilisé que lorsque lapplication se fait sur l'extrémité du nez. 



La seconde qualité de l'appareil de l'auteur est de pouvoir changer la surface 

 de contact et de l'adapter parfaitement au cas de chaque malade sans avoir à 

 démonter ni circulation d'eau ni charbons de l'arc électrique. Chaque pièce 

 mobile ne porte qu'une seule lame de quartz, et un tour de clef la met en place. 

 La manière dont les charbons sont disposés donne à l'appareil de M. Marie sa 

 troisième qualité. Le charbon positif ebt placé perpendiculairement à la peau et 

 le charbon négatif de petit diamètre est à angle droit sur le premier et ne peut 

 taire écran. Les charbons sont indépendants l'un de l'autre, et le réglage se fait 

 correctement. Avec des arcs très longs de 7, 8 et 9 millimètres, qui utilisent le 

 mieux la différence de potentiel des courants industriels, le négatif démasque 

 complètement le cratère du charbon positif. Enfin, la lampe à arc peut être 

 complètement séparée de l'appareil et servir à d'autres usages. C'est encore là 

 une qualité appréciable, mais moins importante. 



En terminant, M. Marie présente à la Section une série de photographies des 

 malades qu'il a traités avec cet appareil et dont la plupart montrent des résul- 

 tats aussi complets que satisfaisants. 



Discussion. — M. Rordier a éprouvé l'appareil de M. Marie et il lui reconnaît 

 une grande supériorité sur tous les autres appareils qu'il a eus entre les mains. 

 Les résultats peu encourageants qui ont été obtenus récemment à Lyon (6 gué- 

 risons sur 19) lui paraissent dus à ce que la compression ne pouvait être faite 

 avec les appareils employés comme elle peut l'être avec l'appareil de M. Marie. 



