344 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



pressionner la plaque sensible de manière à obtenir un sciagramme en grandeur 

 vraie. On pourrait bien, en plaçant le tube à 2 mètres, "2"", 50, avoir une image 

 peu agrandie, peu déformée, dans le voisinage du pied de la normale, le fais- 

 ceau pouvant, dans celte zone, être considéré comme un faisceau de rayons 

 parallèles; mais outre que cette zone est très étroite, on allonge ainsi considé- 

 rablement le temps de pose. — On pourrait aussi songer à irradier la région 

 à reproduire par un tube ne donnant qu'un faisceau ti'ès étroit presque poncti- 

 forme, et en déplaçant ce tube d'un mouvement uniforme de manière à lui 

 faire occuper tous les points de l'espace dans un plan parallèle au plan d'examen, 

 mais le temps de pose serait encore plus long et le matériel plus compliqué. 

 Nous n'aurons donc en vue que l'orlhodiagraphie radioscopique, la seule qui 

 existe aujourd'hui. 



Mode opératoire. 



Nous allons nous occuper d'abord du mode opératoire, et nous aurons surtout 

 en vue le moyen d'exécuter les graphiques orthogonaux, laissant de côté les 

 autres emplois du rayon normal. 



La projection orthogonale d'un organe vu dans un plan d'examen donné, tel 

 que le plan frontal, s'obtient en le circonscrivant avec un rayon perpendiculaire 

 à ce plan (rayon normal) et en traçant, au fur et à mesure sur l'écran ou sur 

 un autre plan parallèle au plan d'examen, le chemin parcouru. 



Dans ce mouvement on décrit donc une surface d'enveloppement, dont la 

 génératrice est le rayon normal, et dont toute section droite sera une silhouette 

 orthogonale. 



Les éléments d'exécution des graphiques orthogonaux sont les suivants: 1° Un 

 tube de Crookes mobile dans un plan parallèle au plan d'examen et muni d'un 

 indicateur d'incidence normale; 2° Un dispositif d'inscription ou de mesure. 



On pourrait bien, sans aucune instrumentation spéciale, arriver à faire de 

 l'orthodiagraphie. Levy Dorn a montré qu'avec un tube fixe on pouvait, en 

 déplaçant le sujet, opérer des mensurations orthogonales, et Behn de Kiel a fait, 

 de la même façon, des tracés sur la peau, cherchant à simplifier le dispositif du 

 Professeur Moritz que nous étudierons tout à l'heure. — Williams a aussi fait 

 de l'orthodiagraphie en faisant tomber normalement avec le fil à plomb un 

 rayon sur le bord droit du cœur et ensuite sur le bord gauche pour dessiner 

 successivement les deux contours. 



Mais il faut reconnaître que ces procédés ne sauraient convenir à des opérations 

 précises, et l'orthodiagraphie ajustement pour but d'arriver à la précision. On 

 doit donc se résigner à l'emploi d'un appareillage spécial, renfermant les élé- 

 ments d'exécution que je signalais tout à l'heure; tube mobile, indicateur 

 d'incidence, dispositif d'inscription. 



Je crois que le support à tube mobile le premier en date, est celui que nous 

 avons construit au laboratoire du Professeur Bouchard en 1898 (1) et que j'ai 

 présenté au Congrès de Boulogne en 1899. 



Il a été, dès le début, adopté par le D"" Béclère. Nous l'avons muni d'une 

 croisée de fils placée devant l'ampoule pour déterminer le mode d'éclairement 

 des régions examinées, et dès lors il devenait facile de connaître et de marquer 

 le point d'incidence du rayon normal sur les téguments, de mesurer les dia- 



(1). Arch. d'Elect. inédic, io .Mai 1899 et Congrès de V Association française, 1899. 



