D' H. GUILLEMINOT. — ÉTAT ACTUEL DE l'oRTHODIAGRAPHIE 345 



mètres du cœur (1), de tracer les projections orthogonales (2). Le Professeur 

 Moritz, qui, cette même année, s'occupa de la question, s'est servi d'un indica- 

 teur d'incidence différent ; un anneau métallique placé en avant de l'anlicathode 

 donnait la direction du rayon normal (3). A partir de 1900, les travaux sur 

 rorthodiagraphie se sont multipliés, surtout en Allemagne. Moritz, Holtzknecht 

 Levy Dorn, Karfunkel, Albers Schonberg ont attaché leur nom au procédé 

 nouveau. 



Je décrirai très sommairement les différents types d'orthodiagraphes déjà 

 présentés à d'autres congrès. 



Orthodiagraphe du Professeur Moritz {Decubilus horizontal). — La mobilité du 

 tube de Rôntgen est obtenue au moyen d'une paire de cylindres placés longitu- 

 dinalement et d'une paire de cylindres transversaux roulant sur les premiers. 



L'indicateur d'incidence est un anneau de plomb solidaire de l'ampoule et 

 cheminant entre le malade et l'écran. 



Le système inscripteur se compose d'un stylographe qui marque sur l'écran 

 fixe le tracé des silhouettes. Le stylographe est sur le trajet même du rayon 

 normal. 



Autres Orthodiagraphes Allemands. (Hirschmann, AUgeweine electrizitàls 

 Gesellschafft, Voltohm electrizitàls Gesellschajft). — Les modèles construits en 

 Allemagne dérivent en principe de l'orthodiagraphe de Moritz. Seulement la 

 mobilité du tube est obtenue par le jeu de deux bras de levier articulés dans 

 un même plan. 



Ils permettent de faire l'examen en position verticale, grand avantage en 

 clinique. Le modèle Voltohm qu'on a pu voir au Congrès de Berne permet 

 d'opérer dans lesdeux positions verticale et horizontale. — L'appareil inscripteur 

 se compose d'un style traversant l'écran mobile et venant faire le graphique sur 

 un plan parallèle situé en arrière de lui. 



Le D'' Destot qui emploie l'appareil de l'A E G, l'a modifié de manière à pou- 

 voir opérer surtout dans la position demi-inclinée favorable aux cardiaques. Il 

 substitue un grand écran au petit pour permettre d'avoir la vue d'ensemble delà 

 région étudiée, et place un écran au devant du tube {Th. de Grognard, Janvier 

 1903). 



Orthodiagraphe de l'Auteur. — MM. Radiguet et Massiot, qui se sont attachés 

 dès le début à la construction des supports à ampoule mobile, des indicateurs 

 d'incidence et des orthodiagraphes, ont apporté une série de perfectionnements 

 à notre premier modèle. La mobilité de l'ampoule est obtenue par le glissement 

 d'un double cadre, le rayon normal est indiqué par une croisée de fils. Le 

 système inscripteur est variable : dans le premier modèle, un pantographe soli- 

 daire de l'ampoule marquait la trace du chemin parcouru. Après bien des essais 

 faits au laboratoire de M. Bouchard, nous nous sommes arrêtés au système le 

 plus simple ; l'écran est fixé parallèlement au plan d'examen du sujet appuyé 

 lui-même au niveau du bassin et sous les bras, et le dessin se fait à la main 

 sur le verre de l'écran au moyen de crayons spéciaux, au fur et à mesure que 

 le rayon normal chemine par étapes autour des organes étudiés. 



(1) BÉCLÈRE: Soc. méd. des Hôpitaux, ]"■ juin -1900. 



(2) GuiLLEMiNOT : Arcti. d'Elect. méd., ib juillet 1900. 



(3) Moritz: Muncti med. Wocfi., 1900, n" 29. 



