364 ÉLECTRICITÉ MÉDICALK 



Le 9 décembre, l'odoral s'est développé, mais le goût est resté en relard. Le 

 nez perçoit nettement la vanille, mais elle donne au goût une perception incom- 

 plète plutôt désagréable. 



Perception nette de l'odeur d'un fumier. 



Au P-'' août 1903, dix mois après l'accident, amélioration progressive, mais 

 très lente; parosmie persistante, mais développement des sensations à la narine 

 gauche. 



Le tabac dont l'odeur et le goût ne sont pas encore perçus nettement, est 

 depuis longtemps redevenu agréable. 



Les mauvaises odeurs quelles qu'elles soient, produisent une impression 

 identique; celle du poisson gâté : le poisson a la même odeur. 



Faute de temps l'on a dû renoncer aux séances d'électrisation à partir du 

 quatrième mois; mais elles ont paru certainement utiles. 



Plusieurs fois, au dîner qui suioait de près la séance, on a constaté une amélio- 

 ration subite et très sensible du goût et de l'odorat. Le l'ait est à retenir. 



De cette observation, il résulterait que la meilleure technique du traitement 

 des anosmies traumatiques consisterait dans l'emploi d'une anode active à la 

 racine du nez, avec l'intensité au maximum supportable. 



Le tampon intra-nasal est trop douloureux et il est bien difTicile d'arriver 

 jusqu'à la fente olfactive. 



L'adjonction des douches d'acide carbonique à l'aide du sparklet nasal, com- 

 plète heureusement le traitement. 



Discussion. — M. Bordier, mis en cause par M. Michaut, répond qu'il n'a 

 traité par les hautes fréquences que des ozéneux et que les guérisons ont per- 

 sisté. 



M. le D-^ H. GUILLEMINOT. 



Réducteurs de potentiel économiques pour les petites et les grandes intensités sur 

 secteurs de ville. — Les trois réducteurs qui vont être décrits conviennent surtout 

 pour les installations extemporanées, qu'on veut faire rapidement soi-même et 

 à peu de frais. Comme ils offrent toute sécurité ils peuvent aussi, étant bien 

 construits, servir comme appareils définitifs. Voici ces trois réducteurs : 



1° Réducteur à plaque chauffante (1) pour les grandes inietisités. — Il se 

 compose d'une plaque chauffante et d'un rhéostat à gros fil montés en série. 

 L'emploi est pris en dérivation sur le rhéostat réglable. L'intensité est nulle 

 dans l'emploi quand le curseur du rhéosiai est à 0. Il convient pour le cautère, 

 les grosses bobines, etc. Il n'y a pas d'étincelles d'extra à la rupture du circuit 

 d'emploi. 



2" Réducteur à lampes. — Ici la plaque chauffante est remplacée par plusieurs 

 groupes de lampes en quantité. Le rhéostat dérivé sur l'emploi est un fil plus 

 fin. Il convient surtout pour les intensités au-dessous de 3 à 4 ampères. 



3° Réducteur à liquide pour les courants de l'ordre du milliampère (2). — C'est 

 une éprouvelte de 1 lilre remplie d'eau. Les pôles du circuit de ville sont en 



(1) Arch. d'Élecl. méd. Avril 1903. 



(2) Arch. d'Élecl. méd. Avril 1903. 



