280 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



cussion. -Mais si nous avons l'expérience du traitement électrolytiquo, nous 

 n'avons pas, avouons-le, celle du traitement chirurgical, et nous devons nous 

 garder de faire la contre-partie de ceux qui, ajant l'expérience du traitement 

 chirurgical et point celle du traitement électrique, veulent cependant comparer 

 les deux méthodes et affirmer la supériorité de celle qu'ils connaissent sur celle 

 qu'ils ne connaissent pas. Ce que nous savons bien, c'est que tous, ou presque 

 tous les rétrécissements organiques, peuvent être traités avec espoir de succès 

 par l'éleclrolj'se. Examinons donc les divers procédés de celte méthode. 



TLCHNIQUE 



Les procédés électroly tiques varient, on le conçoit, suivant l'organe malade, 

 et l'électrolyse de l'urètre ne sera point pratiquée comme l'électrolyse de Id 

 trompe d'Eustache. Cependant, tous les procédés ont des points communs et, 

 d'autre part, certaines idées générales régissant la cure de chaque espèce de 

 rétrécissement sont admises par certains groupes d'opérateurs, sont repoussées 

 par d'autres, et divisent ainsi les électrothérapeutes en écoles différentes. Il 

 nous paraît donc convenable, avant de passer en revue les procédés employés 

 dans chaque cas particulier, d'indiquer d'abord les points communs à toutes 

 les écoles pour la cure de tous Its cas en général, puis de montrer les diffé- 

 rences de technique qui caractérisent chaque école et de poser les théories sur 

 lesquelles elles s'appuient. 



I. — Points communs à tous les procédés. 



Source du courant. — Le courant galvanique qui permet de pratiquer l'élec- 

 trolyse a souvent pour source des accumulateurs qui sont chargés par un fort 

 courant d'usine, ou une série de piles donnant un voltage relativement élevé. 

 Ces sources alimentent une installation stable, et la diversité des applications 

 auxquelles celle-ci doit servir peut obliger l'électrothérapeute à lui demander 

 de hautes intensités, tandis que, sauf de rares exceptions, le traitement des 

 affections qui nous occupent ne nécessite que des intensités relativement faibles. 

 Tout praticien peut donc, dans un bon appareil de vingt -quatre éléments trans- 

 portables, associés en série, trouver une source suffisante et commode de cou- 

 rant galvanique. 



Intensités et résistance. — Les intensités peuvent être réglées dans tous les cas 

 par un rhéostat, ou, si l'on dispose d'une série de piles, par un collecteur d'élé- 

 ments. Ce dernier cas est le plus fréquent lorsqu'on utilise l'appareil transpor- 

 lable. 11 est certain que le rhéostat, qui permet de faire croître ou décroître 

 l'intensité progressivement et sans secousses, est toujours préférable au collec- 

 teur, avec lequel on n'est jamais à l'abri de quelques à-coups dans les varia- 

 tions de l'intensité. Cependant, sauf peut-être pour les applications pratiquées 

 sur la tête (trompe d'Eustache, conduit auditif, canaux lacrymaux), il ne fau- 

 drait pas exagérer l'importance de ces à-coups. Nous voyons même très souvent 

 M. le professeur Bergonié, pour augmenter la rapidité des applications succes- 

 sives durant une même séance, sur un seul malade, et aussi pour ne point 

 immobiliser auprès du rhéostat un aide qui peut lui être utile ailleurs, prendre 

 en court-circuit une intensité voisine de celle qui lui sera probablement néces- 

 saire pour franchir le rétrécissement, mais un peu supérieure à cette dernière 



