D' C. ROQIJES. — CURE DES RÉTRÉCISSEMENTS PAR l'ÉLECTROLYSE 283 



l'extrémité active est constituée par une boule plus ou moins sphérique, plus 

 ou moins olivaire, précédée ou non d'une bougie conductrice, et dont nous 

 décrirons mieux les dilïérentes formes à propos de la cure des rétrécissements 

 urétraux. 



Mais dans les rétrécissements très serrés ou tortueux, l'olive peut éprouver 

 une grande difficulté à passer, butter contre les tissus, et, poussée par la pres- 

 sion exercée sur la sonde par l'opérateur, se désaxer par rapport à l'axe longi- 

 tudinal de la sonde. Dans ce cas, ou elle ne pénètre pas dans le rétrécissement, 

 ou, si elle s'y engage et si l'on fait passer le courant, l'électrolyse ne se fera 

 point d'une façon uniforme, puisque la densité électrique sera plus forte au 

 niveau de la pointe de lolive qu'au niveau de sa base, tandis que les tissus 

 embrasseront mal et irrégulièrement sa partie moyenne. Même si l'olive est 

 précédée d'une bougie conductrice, l'introduction de l'olive peut être aussi difll- 

 cile que dans le premier cas, et une coudure qui l'empêchera d'avancer peut se 

 produire au niveau de l'articulation de la bougie avec l'olive. 



Procédés à bague. — Pour parer aux inconvénients de la boule de Newmann, 

 M. Bergonié plaça sur le trajet d'une bougie en gomme, et à quelques centi- 

 mètres de son extrémité amincie, un anneau constitué par un fil de laiton 

 mince enchâssé dans les parois de la sonde, de façon qu'une moitié de 

 l'épaisseur de ce fil fit saillie en dehors de la sonde, l'autre moitié étant encas- 

 trée dans la sonde et la serrant comme une bague. Un autre fil métallique, 

 passant dans l'intérieur de la sonde, réunissait électriquement l'anneau à l'ex- 

 trémité opposée de la sonde où aboutissait le conducteur venu de la source 

 galvanique. Grâce à ce dispositif, si la sonde pouvait être introduite, l'anneau 

 constituant le pôle actif pénétrait forcément avec elle et se présentait toujours 

 aux tissus selon un plan perpendiculaire au grand axe de la sonde, qui se 

 confondait avec celui du conduit rétréci. Ainsi, les tissus enserraient réguliè- 

 rement l'anneau, et l'électrolyse vraiment circulaire pouvait, de ce fait, être 

 réalisée. La faible épaisseur de l'anneau donnait au courant une densité relati- 

 vement considérable et, par conséquent, une efficacité suffisante avec une très 

 faible intensité. 



Dans la sonde de M. Bordier, l'anneau de M. Bergonié est remplacé par 

 une bague de 5 millimètres de hauteur et de 0'nn>,754 d'épaisseur, et d'un dia- 

 mètre correspondant à un numéro de la filière Charrière. De plus, la bague 

 n'est pas enchâssée dans les parois de la bougie, elle entoure celle-ci, sur laquelle 

 elle fait, par conséquent, une petite saillie. Aussi ses bords ont été émoussés 

 pour qu'ils ne puissent pas déchirer la muqueuse. Pour le même motif, sont 

 soigneusement rivés et limés les bouts d'une tige métallique qui traverse la 

 bague en deux points diamétralement opposés et perpendiculairement à l'axe de 

 la bougie, la fixe à celle-ci et reçoit le fil de cuivre qui unit électriquement la 

 bague à l'extrémité opposée de la bougie. 



La protection de la muqueuse est plus facilement encore réalisée grâce à une 

 modification apportée plus tard à la bague par M. Bergonié. Celle-ci, dans le 

 dernier modèle de bougies qu'il emploie, n'est plus un cylindre dont le calibre 

 correspond à un seul numéro de la filière Charrière ; elle présente plutôt la 

 forme d'un barillet dont les circonférences supérieure et inférieure sont égales 

 entre elles et correspondent à un même numéro de la filière, tandis que la 

 circonférence moyenne a un diamètre plus grand que celui des deux premières, 

 d'un ou de deux numéros de la filière pour les bougies urétrales, et de deux 



