284 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



numéros pour les bougies œsophagienne. Ainsi, tandis que l'une des bagues 

 primitives de M. Hordier correspond sur toute sa hauteur au numéro 9, par 

 exemple, la ba^ue de M. Rergonié correspondra au niveau de ses circonférences 

 supérieure et inférieure au numéro 9 également, mais, au niveau de sa circon- 

 férence moyenne, au numéro 10 ou 11 pour l'urètre et au numéro 11 pour 

 l'œsophage. Les sondes œsophagiennes sont donc numérotées par deux chiffres 

 pairs ou par deux chiffres impairs (9-11, 10-12, 11-13, 12-14, etc.), et les sondes 

 urètrales le sont, soit comme les sondes œsophagiennes pour une série, soit, 

 pour une autre série, par un chiffre impair et un chiffre pair ou inversement 

 par un chiffre pair et un chiffre impair (...9-M, 10-12, 11-13, etc., pour la 

 première série, et ...9-10, 10-11, 11-12, etc., pour la deuxième série). 



La disposition en barillet a non seulement l'avantage d'éviter les blessures de 

 la muqueuse, mais, entre l'une des circonférences extrêmes et la circonférence 

 moyenne, la bague représente un tronc de cône plus allongé, plus aigu que le 

 cône terminal de l'olive do M. Ne^vmann. La bague de M. Bergonié s'insinuera 

 donc dans le rétrécissement plus facilement que l'olive de M. Ne>vmann, et plus 

 facilement encore que le cylindre de la bague primitive de M. Bordier. C'est 

 là le plus grand avantage de la modification de la bague. 



Enfin, la méthode circulaire est encore, suivant les cas, appliquée avec des 

 électrodes en forme de cylindre terminé par une surface arrondie à rayon plus 

 ou moins grand. Nous le décrirons lorsque nous exposerons la technique usitée 

 pour la cure spéciale de certains rétrécissements, car leur forme varie avec 

 celle du conduit rétréci. 



Quant aux intensités, quelques milhampères suffisent. 11 est rare qu'on 

 dépasse 8 m A. La moyenne est de o. 



En ce qui Ooncerne le temps, le rétrécissement est franchi souvent en quel- 

 ques secondes (dix, quinze, vingt) ; il faut rarement une minute. Il n'y a pas 

 de poussée à exercer sur la bougie; elle glisse pour ainsi dire toute seule dans 

 le conduit rétréci. Mais suivant la technique utilisée et recommandée par 

 M. Bergonié, l'opérateur passe et repasse plusieurs fois la même bougie, 

 toujours à circuit fermé. Il ne doit pas se contenter de passer une seule bougie 

 durant la même séance ; mais il doit tenter de passer successivement des bou- 

 gies de numéros progressivement croissants. (Jn peut faire deux et trois séances 

 par semaine. A chaque séance, on commence par essayer de faire passer le 

 numéro le plus faible parmi ceux qui ne passent pas. 



Théorie 



Si tous les électrolhérapeutes sont d'accord pour voir dans la méthode linéaire 

 la destruction électrochimique indiscutable des tissus, des différences d'opinion 

 s'établissent parmi les partisans de la méthode circulaire dès qu'il s'agit d'ex- 

 pliquer le mode d'action du courant appliqué suivant cette méthode. Tandis 

 que, au point de vue de la technique et de l'instrumentation, M. Bordier se 

 rapproche de M. Bergonié (puisque, malgré quelques modifications, c'est toujours 

 la bague que ces auteurs emploient), le premier se rallie, au contraire, au 

 groupe de M. Newmann en ce qui concerne la théorie du mode d'action de 

 l'électrolyse circulaire. 



Pour MM. Newmann, Bergonié, Bordier, Guilloz, comme pour tous les élec- 

 trolhérapeutes, le corps humain se comporte en présence d'un courant électrique 

 comme un subsiratum poreux imprégné d'une dissolution saline, où prédomine 



