288 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



rences théoriques n'empêchant pas ces deux auteurs d'opérer suivant la même 

 technique. L'emploi de l'électrode cylindrique et de la bague sont deux formes 

 d'un même procédé. 



11 nous reste à voir comment chaque école applique son procédé à la cure 

 spéciale des rétrécissements de ciiacun des conduits organiques susceptibles 

 d'être rétrécis, et comment elle adapte son instrumentation à ces différents cas. 

 Les rétrécissements de l'urètre étant les plus fréquents, nous commencerons 

 par étudier les traitements électriques dont ils relèvent. Nous parlerons ensuite 

 de la cure des rélrécis-sements œsophagiens. Puis viendra le tour des rétrécis- 

 sements des voies lacrymales, de la trompe d'Eustache, du conduit auditif 

 externe, du larynx, du col utérin et du rectum. 



III. — Cure spéciale des rétrécissements de divers 

 conduits organiques. 



CURE SPÉCIALE DES RÉTRÉCISSEMENTS DE L'URÈTRE 



Nombreux sont les travaux et les discussions auxquels a donné lieu l'élec- 

 trolyse des rétrécissements de l'urètre. Mais notre titre nous en interdit l'his- 

 toire et, nous plaçant à un point de vue purement pratique, nous devons 

 seulement mettre en lumière ce qui reste de ces recherches et de ces polémi- 

 ques, et présenter simplement les procédés actuellement en vigueur à celui qui 

 voudrait en faire une expérience nouvelle. 11 pourra choisir entre la méthode 

 linéaire et la méthode circulaire. 



L La méthode linéaire met à notre disposition l'urétrotome-électrolyseur de 

 Jardin, l'électrolyseur adopté par M. Lavaux, et celui de MM. Bergonié et 

 Debédat. Nous avons dit plur haut, en parlant de Tinslrumentation en général, 

 en quoi consistent les deux premiers appareils. Nous devons dire aussi en quoi 

 consiste celui de Bergonié et Debédat. Bien que ces auteurs soient devenus de 

 chauds partisans de la méthode circulaire et qu'ils aient abandonne leur élec- 

 trolyseur linéaire, quelques chirurgiens l'ont repris, et il peut encore rendre 

 des services. 11 est constitué par l'appareil de Jardin, mais avec une lame arti- 

 culée, maniable à l'extérieur, à saillie réglable et à section rétrograde. 



La technique de l'électrolyse linéaire est fort bien et courtement indiquée 

 dans le rapport de Bordier au Congrès tenu en 1899 par l'Association française 

 pour l'Avancement des Sciences : « La lame métallique est amenée d'avant en 

 arrière, du méat vers la vessie, près du rétrécissement; la diminution du 

 calibre de l'urètre fait alors éprouver la sensation d'un obstacle résistant; c'est 

 à ce moment que le courant est lance dans l'appareil, relié comme toujours au 

 pôle négatif, pendant que l'électrode indifférente est appliquée sur la cuisse ou 

 sur l'abdomen. 



j> L'intensité employée varie entre 2o et 50 mA; sous l'influence de l'effet 

 tertiaire de l'électrolyse, la lame détruit les tissus qu'elle rencontre et trace un 

 sillon dans le rétrécissement. « Elle opère linéairement comme l'urétrolome de 

 « Maisonneuve. » (Fort.) 



Cette méthode, utilisée et prônée surtout par M. Fort, dont elle porte le nom, 

 a été employée par de nombreux auteurs : .MM. Madrus, Lavaux, Lagelouze, 

 Tripet, Comanos, Adrian de Giray rapportent de nombreuses observations qui, 

 unies à celles de M. Fort, enregistrent une multitude de succès. Pour eux, 

 c'est la guérison sûre, rapide, sans hémorragie, sans infection. Mais bien d'au- 



