RADIGUET. — NOUVELLES FICHES ORTHOGONALES DU I)' GUILLEMINOT 351 



soient supérieures à celles résultant des travaux faits au laboratoire de l'hôpital 

 de la Charité. Il pourra paraître étonnant aussi que les mensuralions, surtout 

 celles du professeur Moritz, soient supérieures à celles données dans les traités 

 d'anatomie. 



Mais il faut se rappeler que la radioscopie nous fait voir le cœur toujours à 

 l'état de réplétion plus ou moins complète, que les tracés sont exécutés dans le 

 voisinage du maximum de volume, et qu'enfm l'ombre cardiaque vraie est 

 accusée par l'origine des gros vaisseaux de la base. Quant aux moyennes défi- 

 nitives, nous attendrons pour les adopter que les travaux des radiographes se 

 soient multipliés et que les statistiques rigoureusement établies soient devenues 

 suffisantes pour conclure. 



Les premiers résultats obtenus nous autorisent à conclure que l'orthodia- 

 graphie a, aujourd'hui, droit de cité parmi les procédés cliniques, en permet- 

 tant d'étudier, d'une part, le jeu du diaphragme, des côtes, les anévrismes 

 aortiques, les rapports des opacités thoraciques, et, d'autre part, la surface du 

 cœur, avec une précision qui laisse loin derrière elle la percussion, fùl-elle pra- 

 tiquée par les plus habiles cliniciens. 



Discussion. — M. Bordieu utilise pour la détermination rapide de l'incidence 

 normale un procédé très simple. Au moyen d'un petit plan d'aluminium sur 

 lequel est fixée normalement une aiguille, il détermine le rayon normal venant 

 du tube ; il marque sa trace sur le verre du tube et trace deux équateurs 

 perpendiculaires l'un à l'autre, toujours sur le verre du tube et passant par la 

 trace du rayon normal. Le tube étant ainsi préparé, si l'on gradue le châssis 

 porte-plaque et si l'on place les côtés de ce châssis rectangulaire parallèlement 

 aux deux équateurs tracés sur le tube, on a en main tous les éléments pour 

 déterminer le point d'incidence du rayon normal sur la plaque. 



M. GuiLLEMiNOT trouvc que le procédé de M. Bordier, très simple en effet, 

 peut manquer quelquefois de précision. Le petit appareil, disque d'aluminium 

 et tige perpendiculaire, dont il se sert pour trouver le rayon normal, a déjà été 

 employé par Virgile .Machado (Archives d'Électricité médicale, 1900, p. 458.) 



M. RADIGUET, ConsUuct., à Paris. 



Nouvelles fiches orthogonales du D' Guillemitiut. — Ces fiches correspondent à 

 la projection orthogonale. Un thorax éclairé normalement par un faisceau de 

 rayons parallèles, chaque région éclairée par le tube de Bôntgen placé juste der- 

 rière, elle donne sur l'écran une image qui, en son centre, c'est-à-dire à l'endroit 

 du minimum de déformation, lui est comparable. Elles montrent comment 

 l'arc postérieur des côtes se superpose normalement à l'arc antérieur et, inver- 

 sement en général, elles font voir les rapports orthogonaux des organes pro- 

 tonds et de la paroi. 



Elles conviennent aux examens sommaires aussi bien qu'aux examens de 

 précision ; en ne considérant que les grandes lignes données par l'opposition des 

 parties sombres avec les parties claires, on a le schéma du thorax réduit à sa 

 plus simple expression, tandis que si l'on veut s'attacher à repérer des lésions 

 par rapport aux espaces intercostaux, par exemple, on trouvera facilement ces 

 repères dans les lignes de détails moins accentués. 



