101 



Beschreibung des Apparates für die Versuche mit reinen Algenculturen. 



Um aus Versuchen über die Stii-kstofffixirunrj durch die Algen sichere Resultate 

 ziehen zu können, uiussteu die Culturen so eingerichtet werden , dass die Algen möglichst 

 günstige Wachsthumshcdingungen hatten und dabei die Sicherheit gegeben war, dass die 

 Culturen während längerer Zeit rein blieben, trotzdem sie durchlüftet wurden. Es mussten 

 günstige Beleuchtungsbedingungen für die Algen geschaffen werden und es war wünschens- 

 werth, dass während des Versuches sterilisirte Nährlösung nachgegossen werden konnte. 

 Diesen Anforderungen wurde in folgender Weise genügt : Auf dem Boden eines grossen 

 Erlenniey er'schen Kolbens A (Fig. 1), dessen Grundfläche 1,5,5 cc Durchmesser hatte, 

 befand sich auf einer dünnen Sandschicht die Algencultur. Der Hals des Kolbens war mit 

 einem dreifach durchbohrten, neuen Kautschukj)fropfen verschlossen. Durch das eine Loch 

 desselben ging ein Glasrohr 

 J fost bis zum Boden des 

 Kolbens. Durch dieses sollte 

 luift in die ('ultur eingelei- 

 tet werden. Das äussere 

 Ende dieses Rohres trug zwei 

 ?^'- förmige Kugelrolire « und 

 /' '), die untereinander durcli 

 ein Stück dicken Kau tschuk- 

 schlaiuhes verbunden wa- 

 ren. Die C"- Rohre enthielten 

 concentrirte Schwefelsäure, 

 in welcher die eintretende 

 Luft sterilisirt werden sollte. 

 Dabei war aber diese Luft 

 vorher durch concentrirte 

 Schwefelsäure getrocknet, 

 damit das Volum der Säure 

 in den C/-Röhren sich durch 

 Wasseranziehung nicht vergrössern konnte, 

 sich noch ein kleines mit Walte gefülltes Rohr n, welches den Staub der Luft zurückhielt 

 und so die Schwefelsäure vor Verunreinigung durch organische Suhstanzen schützte. Durch 

 die zweite Bohrung des oben erwähnten Kautschukpfropfens ging ein kurzes, gerades, 

 beiderseits offenes Rohr r, welches Watte enthielt. Es diente zum Einbringen der Algen 

 in den sterilisirten Apparat und wurde, nachdem dies geschehen war, mit Siegellack ver- 

 schlossen. Dieses Impfröhrchen darf nicht zu eng sein, damit die Watte darin möglichst 

 locker liegt, weil im andern Falle beim Sterilisiren die Wasserdämpfe sich darin zu sehr 

 condensiren. Durch das dritte Loch des Kautschukpfropfens ging das Rohr /•, durch welches 



Kg. 1. 



An dem äusseren Ende des Rohres a befand 



>) Alfred Koch, Verschlüsse und Lüftungscinrichtungen für reine Ciiltiircn. Centralblatt für Bactc- 

 riülogie und Parasitcnkunde. 15d. I,'). 1893. 



