— 91 — 



als nöthig ist. Nach 24 Stunden schon kann man eine Fassung aus 

 diesem Lacke anfassen, aber erst nach mindestens 8 Monaten wird sie 

 hinreichend fest. Ich zweifle nicht, dass dieser Lack allen Anforderun- 

 gen entspricht. 



Uebrigens wird durch Zusatz von Leinöl zu jedem Harze in ge- 

 schmolzenem Zustande die Zähigkeit desselben bedeutend erhöht (mein Ver- 

 such bezieht sich auf Colophonium oder dieses und Pech), so dass daraus die 

 Technik im weiten Sinne, namentlich bei Bereitung der Asphaltböden 

 und der Dachpappe Nutzen ziehen kann. 



Lyck, im Januar 1880. (Originalraittheilung.) 



Spengel, J. W., Einige neue Verbesserungen am Schlitten- 

 Mikrotom (Zoolog. Anzeiger, II, p. 641. u. fi.). 



Sp. hat seinem Mikrotom das Rivet- Leiser' sehe Princip, d. h. eine 

 schlittenartige Verschiebung des in einer Klammer eingespannten Objectes 

 auf einer schiefen Ebene, welche nicht um einen Cylinder aufgerollt, sondern 

 an einer senkrechten Wand unbeweglich befestigt ist, zu Grunde gelegt; 

 dabei die Steigung der schiefen Ebene aber auf 1: 20 erniedrigt. Für die 

 Klammer ist das schon von Reichenbach empfohlene Nusscharnier zur 

 Anwendung gebracht; jedoch mit der Modification, dass die gesammte 

 Klammer durch ein Flach- und 'ein Bolzencharnier um zwei zu einander 

 rechtwinkelig gestellte Achsen gedreht werden kann, wodurch die mannig- 

 fachsten Lageveränderungen des Schnittobjectes ohne Berührung des 

 Letzteren ermöglicht werden. 



Die Fixirung des Messers erfolgt mit Hülfe eines Kugelgelenkes, 

 und ist an dem Messerschlitteu unterhalb des Messerrückens eine Schraube 

 angebracht, welche eine Schrenkung der Messerebene zur Schnittebene 

 ermöglicht. Hierdurch wird die so unangenehme Berührung der Schnitt- 

 fläche des Objectes durch die ünterkante des Messerrückens verhindert. 



Die Verschiebung des Klammerschlittens endlich erfolgt in rein me- 

 chanischer Weise durch eine Mikrometerschraube mit Gewinde ohne Ende 

 und getheilter Trommel, und kann vermittelst dieser Vorrichtung eine 

 Hebung des Objectes um 0,005 Mm. bei directer Ablesung bewirkt wer- 

 den. Die Verbindung des Klammerschlittens mit der Mikrometerschraube 

 gestattet zudem noch eine grobe Einstellung des Objectes, indem sie aus 

 zwei Gewindebacken besteht, welche die Mikrometerschraube umschliessen 

 und durch eine Schraube mit halb rechtem und halb linkem Gewinde 

 in ihren Abständen veränderlich sind. 



Die in dieser Art modificirten Mikrotome sind zum Preise von 140 M. 

 von A. Wichmann, Hamburg, Gr. Johannisstrasse 17 zu beziehen. 



Kaiser (Berlin). 



Löwe, Ludwig, „Beiträge zur Entwickelungsgeschichte 

 des Nervensystems des Menschen und der Säugethiere" Berlin 



