— 350 — 



Ausdruck, der hier recht am Platze ist, da die befalleuen Blüten in 

 der That ihre goldgelbe Farbe einbüssen, meist ganz grün (höchstens 

 mit schwachem Stich in's Gelbe) gefärbt sind. 



Es dürfte dies das erste auf einer Sedumart bekannt gewordene 

 Phytoptocecidium sein, während andere Crassulaceen bereits ihr Con- 

 tingent zu*der grossen Zahl der bekannten Milbengallen geliefert haben. 

 Berlin,, im April 1880. '(Oiiginalmittheilung.) 



Instrumente, Präparirungs-u.Conservirungsmethoden etc. 



Janisch, C, UeberJ. J. Woodwar d's neueste Mikrophoto- 

 graphien von Amphipleura pellucida und Pleurosigma 

 angulatura (Arch. f. mikrosk. Anat. v. Waldeyer u. St. George, 

 XVIII., p. 260 ff.) 



J. veröffentlicht eine Anzahl Photogramme , welche J. J. W o o d - 

 ward von ein und derselben Frustel von Amphipleura pellucida 

 mit verschiedenen Objectivsystemen der bestreuommirtesten amerikanischen, 

 englischen und deutschen Werkstätten aufgenommen. Die Woodward'- 

 schen Original - Photogramme sind bei Vergrösserungen von 2700— 

 3400fach angefertigt, und zwar unter Benutzung des nach W. Angaben 

 von Tolles gefertigten Amplifiers, einer achromatischen Concavlinse 

 von 0,7 Zoll Durchmesser und 6,5 Zoll Brennweite, welche, an Stelle 

 des Oculares eingesetzt, gestattet, den Bildabstand in jede beliebige Ent- 

 fernung zu verschieben und dadurch die Vergrösserung der Objective 

 nach Gutdünken zu steigern. Zur Beleuchtung verwandte W, einen 

 Szölligen Illuminator von 12^ Oeffnungswinkel, welcher in einem Winkel 

 von nur 45" gegen die Mikroskopachse geneigt, monochromatisches 

 Sonnenlicht auf das Object warf und dabei bessere Bilder ergab, als 

 ein probeweise ebenfalls angewendeter Immersions - Illuminator bei 

 schönstem Lichteinfall. Photographirt wurde eine in Canadabalsam 

 liegende Frustel von 0,0037 Zoll Länge, welche 102 Querlinien auf 

 Viooo Zoll Engl, aufweist und zwar mit Immersions -Objectiven von 

 Zeiss, Tolles, Spencer und Powell and Lealand. 



Nach dem Ausfall der Bilder, steht unter allen zur Verwendung 

 gelangten Objectiven das Zeiss'sche Oel-Immersions-System von ^/i2 Zoll, 

 was die Definitions-Fähigkeit anlangt, weitaus obenan; doch ergaben si<;h 

 die Unterschiede in der Leistung der verschiedenen Objectivsysteme als 

 nicht allzu erhebliche, da W. „nur die allerbesten der ihm zur Ver- 

 fügung stellenden Objective benutzt hat". In zweiter Linie rangirt ein 

 Zeiss'sches Oel-Immersionssystem von 7» Zoll, welches allerdings an 

 definirender Kraft durch ein ^lo Zoll Oel-Immersionssystem von Tolles 

 wie durch ein ^e Zoll und ein ^lo Zoll Glycerin-Immersionsystem von 

 Spencer übertroffen wird; welches dagegen aber viel leichter zu band- 



