— 351 — 



haben ist, als die letztgedachten Systeme, und sofort Resultate ergiebt, 

 die nicht wesentlich geringer sind, als die besten der vermittelst der 

 anderen Objective nur mit vieler Mühe und Zeitverlust erhaltenen. 



Endlich liefern die W.'schen Photographien noch den Beweis, dass 

 die Ueberlegenheit der Systeme für homogene Immersion nicht nur als 

 blosse Folge des grösseren Oeffnungswinkels derselben angesehen werden 

 darf; da z. B. das Spencer'sche ^/g Zoll Glycerin-lmmersionssystem 

 thatsächlich dieselbe Apertur besitzt, wie ein 7s Zoll Wasser-Immersions- 

 system von Powell and Lealand, welches letztere doch entsprechend 

 bedeutend weniger leistet. — 



Die von W. photographirte Frustel von Pleurosigma angulatum, 

 bei deren Aufnahme ein Abbe'scher Diffractionsapparat für feinere Struk- 

 turen, bestehend aus einer kleinen Blende mit einem Stege in der Mitte, 

 zur Verwendung gelangte, weist, neben der bekannten sechseckigen 

 Felderung, noch bisher unbekannte, in Richtung der MitteUinie ver- 

 laufende Längsstreifen auf, und liefert damit einen erneuten Be- 

 weis für die' Richtigkeit der Abbe'schen Theorie der mikroskopischen 

 Wahrnehmung. 



Passauer, M. , Ueber das Erhärten des Canadabalsams 

 • auf den mikroskopischen Präparaten durch h e i s s e 

 Dämpfe. (Zeitschr. f. Mikrosk. II, p. 194 u. ff.) 



Verf. erhärtet den Canadabalsam auf seinen Präparaten mit Hilfe 

 des folgenden, aus Weissblech hergestellten Apparates. 



Auf einem runden Gefäss von 18 Ctm. Durchmesser und 6 Ctm. 

 Höhe ruht ein von einem 10 Ctm. langen Rohr durchbohrter viereckiger 

 Deckel, welcher auf beiden Seiten mit einem aufgelötheten Rande ver- 

 sehen ist und mit seinem unteren, runden Rande genau in die Oeffnung 

 des Gefässes passt. Beim Gebrauche füllt man den Apparat zur Hälfte 

 mit kochendem Wasser, legt die Präparate auf den Deckel und erhält 

 das Wasser dadurch in Siedehitze, dass man das ganze Gefäss oberhalb 

 des Brenners einer Berzeliuslampe placirt. Besonderes Gewicht legt 

 Verf. auf den Umstand, dass die Temperatur des Wassers durch Auf- 

 und Niederschrauben des Brenners der Berzeliuslampe innerhalb gewisser 

 Schranken, welche eine Ueberhitzung ausschliessen, gehalten werden 

 kann. Kaiser (Berlin). 



Beauregard, H. et (xalippe, V., Guide de l'eleve et du praticien pour les 



travaux pratiques de micrographie, comprenant la technique et les applications du 



' microscope ä l'histologie vegetale, ä la pliysiologie , ä la clinique, ä Thygieue et 



ä la medecine legale. 8". VIII — 904 pp. av. 570 fig. Corbeil, Paris (G. Mas- 



son) 1880. 15 fr. 



Frey, H., Microscope and Mi croscopical Technology : Text-Book for Physicians 

 and Students. Translat. and edit. by G. R. C u 1 1 e r. 2. edit. illustv. 8. New- 

 York (London) 1880. 30 s. 



