— 728 — 



Instrumente, Präparirungs-u.Conservirungsmethodenetc. 



Ueber einige neue Verbesserungen am Mikroskopstativ. 

 Von Dr. Eduard Kaiser. 



SchoD vor etwa Jahresfrist hat Verfasser dieses in der „Zeitschrift 

 für Mikroskopie" (Jahrg. II, Heft 3, pag. 71 ff.) auf einige Verbesse- 

 rungen hingewiesen, welche die Firma Franz Schmidt & Haensch, 

 hierselbst, Stallschreiberstrasse 4, damals an dem mechanischen Theile 

 ihrer Mikroskope neu zur Anwendung gebracht hat. Diese, inzwischen 

 patentirten Verbesserungen betreffen: 1. eine genauere, axiale Tubus- 

 einstellung, als solche mit den bisherigen Hilfsmitteln möglich gewesen, 

 und 2. eine neue transversale, supportähnliche Anordnung des Ob- 

 jecttisches. 



In Berücksichtigung des Umstandes nämlich, dass die bisherige, 

 freihändige Bewegung gar nicht und die grobe Einstellung durch Zahn 

 und Trieb "nur unvollkommen die Ceutrirung des Tubus zu erhalten 

 vermochten, haben die Herren Schmidt & Haensch ihre Mikroskope 

 mit der folgenden neuen Vorrichtung zur mechanischen groben 

 Einstellung versehen. Um die bisherige feste Führungshülse ist aussen 

 eine zweite, bewegliche Führungshülse gelegt, in welcher sich ein 

 schraubenartig gewundener, breiter Spalt eingeschnitten findet. In dem 

 Letzteren läuft ein mit dem Tubus fest verbundenes, prismatisches 

 Führungsstück, welches gleichzeitig auch eine der optischen Axe des 

 Instrumentes entsprechende Führung in einem vertical ausgefraisten 

 Spalt der älteren festen Führungshülse erhält, so dass durch einfaches 

 Drehen der äusseren beweglichen Führungshülse eine genau axiale 

 Hebung und Senkung des Tubus erzielt wird. Als besonders beachtens- 

 werth muss hierbei der Umstand hervorgehoben werden, dass die Dreh- 

 ung der Führungshülse eine genau concentrische ist und bleibt. 

 Der Gang des Tubus ist dabei ein so ausserordentlich sanfter, dass die 

 neue Construction in ihrer Anwendung bei billigen Mikroskopen eine 

 Mikrometerschraube vollkommen entbehrlich macht. 



Wichtiger noch als diese Modification ist die Einführung eines 

 neuen, beweglichen Objecttisches. 



Wir Deutsche haben bisher unsere Mikroskope in nur allzu dürftiger 

 Weise mit mechanischen Hilfs- und Nebenapparaten ausgestattet. Ver- 

 gleichen wir in dieser Beziehung einmal unsere Instrumente mit den 

 jenseits des Canals gebauten, so müssen wir uns doch jedenfalls einge- 

 stehen, dass unsere Mikroskope von den englischen bei weitem übertroffen 

 werden. Wir haben uns diesem Umstände gegenüber stets mit dem 

 schönen Gedanken getröstet, dass die zahlreichen mechanischen Vor- 

 richtungen der englischen Instrumente eigentlich nur eine Spielerei 



