— 729 — 



seien, deren man in keinem Falle bedürfe. Aber es giebt nichts 

 Falscheres, als gerade diesen Gedanken. Der sogenannte „Substage" 

 der Engländer, die Vorkehrungen derselben zur feinen Einstellung sowie 

 zur mechanischen Verschiebung der Präparate, bilden in keiner Weise 

 eine blosse Spielerei, sondern dieselben sind für wissenschaftliche Unter- 

 suchungen absolut erforderlich und unentbehrlich. Die letztere Ueber- 

 zeugung hat sich denn auch gerade in unseren wissenschaftlichen 

 Kreisen mit der Zeit mehr und mehr Bahn gebrochen, und der Zeiss'- 

 schen Werkstatt, unter der trefflichen theoretischen Leitung des Herrn 

 Professor Dr. Abbe, gebührt der Ruhm, die erste gewesen zu sein, 

 welche der neuen Strömung Rechnung getragen. 



Seit einem Jahre nun ist es die Firma Schmidt & Hänsch, 

 welche mit ihren neuen Verbesserungen und ganz insbesondere mit ihren 

 neuen beweglichen Objecttischen in die Z e i s s ' sehen Fusstapfen ge- 

 treten ist. 



Das erste und älteste Schmidt & Haensc h'sche Modell eines 

 beweglichen Objecttisches fand seinen Platz auf dem gewöhnlichen Ob- 

 jecttische und zeichnete sich vor den englischen Constructionen sehr 

 vortheilhaft durch seine grössere Einfachheit und die dadurch bedingte 

 höhere Sicherheit und Genauigkeit der Arbeit aus. Die 

 Verstellung von hinten nach vorn erfolgte durch eine Triebschraube; 

 während die seitliche Verschiebung (von rechts nach links) durch eine 

 einfache Gabelbewegung bewirkt wurde. Bei dieser Construction fehlte 

 nun allerdings die an den englischen Mikroskopen vorhandene Möglich- 

 keit, die Präparate auch in der Diagonale bewegen zu können; dahin- 

 gegen aber bot dieselbe eine bei den englischen Objecttischen durchaus 

 nicht vorhandene, absolute Gewähr dafür, dass der Aufmerksamkeit 

 des Beschauers kein auch noch so kleiner Theil des Präparates entgehen 

 könne. Welche eminente Wichtigkeit aber der letztgedacbte Umstand 

 für viele wissenschaftliche Untersuchungen besitzt, brauchen wir wohl 

 kaum erst des Näheren zu erörtern. 



Ein Mangel , welcher dem älteren Schmidt & Hänsc h'schen 

 beweglichen Objecttische anhaftete, konnte jedoch gar nicht verkannt 

 werden. Derselbe beruhte auf dem Umstände, dass dieser Tisch nur 

 zur Verwendung bei schwächeren Vergrösserungen geeignet erschien. 

 Alle übrigen Vorwürfe, welche demselben inzwischen, insbesondere auch 

 von Professor Dr. Johne*) (Dresden) gemacht werden, müssen theils 

 als leere Phrasen, theils — wie Verfasser an anderer Stelle nachweisen 

 wird, — als Irrthümer, welche aus Rechnungsfehlern und falschen 

 Prämissen resultiren, zurückgewiesen werden. 



*) Johne: Die mikroskopische Trichinenschau und das W ä c h t e r ' sehe 

 Patent-Mikroskop (Pharmaceutische Centralhalle, 1880, Heft 13.) 



