— 731 — 



Samen Grundprincip; unterscheiden sich aber dadurch, dass der eine für 

 schnelles Arbeiten mit schwachen und mittelstarken Vergrösseruu- 

 gen (bis 600fach) bestimmt ist, während der andere für exacte wissen- 

 schaftliche Untersuchungen und Messungen, selbst bei 

 Anwendung der höchsten Vergrösserungeu, dienen soll. 



Beide Tische werden auf den gewöhnlichen Mikroskopobjecttisch 

 aufgesetzt und vermittelst einer federnden Vorrichtung in ihrer Lage 

 fixirt. 



Tisch A (Fig. I, 1 und 2), der einfachere von beiden, welcher 

 beim gewöhnlichen schnellen Arbeiten Verwendung finden soll, besteht 

 1. aus einer feststehenden Tischplatte A, mit der für die üblichen 

 Blenden bestimmten centralen Durchbohrung B, und 2. aus einer zweiten 

 beweglichen Tischplatte C, die um D drehbar und mit grösserer vier- 

 eckiger Oeffnung versehen ist. 



Auf der Tischplatte C befinden sich zwei Klammern, E E, welche 

 zur Befestigung der Objectträger dienen. Ein Kreissegment, f f^ H, 

 ist an der festen Tischplatte A befestigt und bei f^ mit einer Theilung 

 versehen. Der Zeiger desselben f hat in H seinen Drehpunkt und ist 

 in D mit dem beweglichen Tische durch Charnierschraube verbunden, 

 gestattet also ohne Weiteres eine Bewegung der Tischplatte C um den 

 Punkt D. Wie nun eine einfache Betrachtung der Zeichnung ergiebt, 

 ist aber auch der Zeiger f und mit demselben natürlich auch der Tisch 

 C um den Punkt H auf jeden beliebigen Theilstrich der Theilung f^ 

 einstellbar. Das auf dem Objectträger, welcher zwischen den Klammern 

 E E fixirt ist, befindliche Präparat kann also vermittelst der um D 

 möglichen Hebelbewegung seiner ganzen Breite nach unter dem Objectiv 

 durchgeführt werden, während die Durchmusterung des Objects in der 

 Längsdimension mit Hilfe einer allmählichen Verschiebung des Zeigers 

 f auf der Theilung f^ erfolgt. 



Geschieht die letztgedachte Verschiebung nun derart, dass der Zeiger 

 f auf der Theilung f^ je um die Grösse des] gegebenen Gesichtsfeldes 

 vorrückt, und erfolgt nach einer jeden solchen Verschiebung eine Durch- 

 musterung des Präparates in der Breitendimeusion vermittelst Drehung 

 des Tisches C und D: so muss natürlich auf diese Weise jeder Punkt 

 des Objectes einmal in das Gesichtsfeld treten und also eine genau 

 systematische Ablesung stattfinden; während andererseits hierdurch 

 auch die Verwendbarkeit des neuen Tisches als Maltwoodfinder ge- 

 geben ist. 



Handelt es sich nämlich darum, den Tisch A zur Wiederauffindung 

 eines gegebenen Punktes (z. B.^einer Diatomeenfrustel) in einem Prä- 

 parat zu benutzen, so genügt hierzu eine Notirung des Standes des 

 Zeigers f auf der Theilung i\ Eine| Pleurosigma attenuatum eines 



