— 991 — 



Am 12. Juni in Blüte: Iris Pseudacorus L., Lonicera Ruprechtii 

 Rgl, Potentilla rupestris L., Prunus virginiaoa L., Ranunculus acer L., 

 R. repens L., Scorzonera liumilis L., Sorbus Äucuparia L.; in voller 

 Blüte: Leucojum aestivum L., Menyanthes trifoliata L., Narcissus poeti- 

 cus L., Orobus tuberosus L., Phlox reptans Michx., P, subulatus L., 

 Primula cortusoides L., P. grandis Trautv., Pyrus baccata L., Ribes 

 multiflorum W. et K., Scilla patula W. et K., Spiraea chamaedryfolia 

 L., S. confusa Körn., Viburnum Lantana L.; reife Früchte haben: Cory- 

 dalis nobilis Pers., Erythronium Dens canis L., Salix Caprea L., S. Lap- 

 ponum L. und Taraxacum officinale Wigg. (-]- 16" R.) [Forts, folgt.] 

 St. Petersburg, August 1880. (Originalmittheilung.) 



lnstrumente,Präparirungs-u,Conservirungsmethodenetc. 



Körting, Ein neues Mikrotom. (Jenaische Zeitschr. für Naturw. 

 Bd. XIV. 1880. p. 193 u. ff.) 



Das von K. beschriebene, in der Zeiss'schen Werkstatt angefer- 

 tigte Mikrotom ist nichts anderes als eine neue Variante des alten be- 

 währten Rivet'schen Instrumentes. Die von K. gegen das Letztere er- 

 hobenen Einwände betonen namentlich, dass mathematisch genau an- 

 steigende, von Gestaltsveränderung durch Temperaturschwaukungen un- 

 abhängige Schliffflächen nicht herzustellen seien, und dass deshalb die 

 Objecthebung durch eine Mikrometerschraube unter allen Umständen in 

 zuverlässigerer Art und Weise bewirkt würde. An dem neuen Mikro- 

 tom, dessen Grundidee Prof. Lichtheim angegeben, erfolgt aus diesem 

 Grunde die Hebung der zu schneidenden Objecte durch eine Mikrome- 

 terschraube, welche einen Schlitten emportreibt, an dem die, allerdings 

 in bedeutend verschlechterter Constructiou, beibehaltene Rivet'sche Klam- 

 mervorrichtung befestigt ist. Die Messerführung geschieht, trotz des 

 von K. selbst aufgestellten Bedenkens der Unmöglichkeit der Herstel- 

 lung einer genauen, Temperaturschwaukungen nicht unterliegenden Schlifi"- 

 fläche, in alter Rivet'scher Weise durch Schlittenvorrichtung, wobei je- 

 doch eine „höchst wesentliche Verbesserung" angebracht ist, welche die 

 Bestimmung hat, die schon so oft von anderen Autoren befürchtete und 

 eben so oft gründlichst widerlegte Möglichkeit eines Heruntergleitens 

 des Messerschlittens zu verhindern. 



Einen ganz wesentlichen Vortheil des neuen Mikrotoms findet K. 

 endlich noch in dem Umstände, dass die Objectklammer bei vollkommen 

 gesicherter (?Ref.J Fixirung so weit von dem Körper des Instrumentes 

 absteht, „dass man eine Schale unter sie stellen und somit jeden über- 



