106 



MECANISME DE LA CIRCULATION, 



jcttic dans l'intérieur de l'artère sur laquelle on expérimente, et 

 dont la grande branche s'élève verticalement; une certaine 

 quantité de mercure occupe la partie inférieure de l'instrument, 

 et une dissolution de carbonate de soude, destinée à empêcher 

 la coagulation du sang dans la petite branche, transmet la pres- 

 sion de celui-ci à la surface correspondante de la colonne mer- 

 curielle. Enfin celle-ci s'élève proportionnellement à cette 

 pression dans la branche opposée du tube, et la différence entre 

 son niveau dans les deux branches donne la mesure de la 

 pression exercée sur le sang lui-môme, sauiles corrections qui 

 sont rendues nécessaires par l'interposition de la dissolution 

 de carbonate de soude, et qui sont très faciles à effectuer (i). 



(l) L'hémodynaiTiomètre étant ainsi 

 disposé, la petite branche de rinslru- 

 nient se trouve entièrement remplie, 

 près de son extrémité, par la dissolu- 

 tion de carbonate de soude, plus bas 

 par le mercure qui s'élève dans l'autre 

 branche,, de façon à faire équilibre au 

 poids de la colonne formée par les 

 deux liquides dans la première bran- 

 che. Des que rcxtrémité de la pelite 

 branche aura été introduite dans l'ar- 

 tère et les parois de celle-ci assujet- 

 ties autour du tube à l'aide d'une 

 ligature, le sang viendra se mêler à la 

 solution alcaline et lefouleni le mer- 

 cure, qui s'élèvera d'autant plus dans 

 la branche opposée du manomètre. 

 Mais, en déterminant ce déplacement, 

 le mélange de sang et de dissolution 

 alcaline forme dans la petite branche 

 de rinstrumcnl une colonne de licpiide 

 de plus en plus considérable, dont le 

 poids vient s'ajouter à l'oHorl exercé 

 par le courant sanguin; la colonne 

 mercuriolle qui dans la grande bran- 



che de l'instrument s'élève au-dessus 

 du niveau du métal dans la petite 

 branche est donc tenue en équilibre 

 p.ir ces deux forces, et pour dégager 

 l'effet du à la pression circulatoire, il 

 faut déduire du résullat total l'effet 

 altribuablc au poids de la colonne de 

 liquide aqueux en question, poids qui 

 est égal à celui d'une colonne de mer- 

 cure, divisée par la différence qui 

 existe entre la densité de ce mélange 

 et la densité du métal, c'est-à-dire 

 environ 1/10°. Ainsi, dans le cas où le 

 mélange sanguin occuperait dans la 

 petite branche du manomètre une 

 haulem- de 10 niillimèires, son poids 

 élèverait de 1 millimètre le mercure 

 dans la branche opposée de l'instru- 

 ment, et, pour opérer les corrections 

 voulues, il faudrait déduire 1 milli- 

 mètre de la hauteur observée dans le 

 niveau de cette colonne au-dessus de 

 la surface du mercure dans la petite 

 branche («). 



Cet instrument présente quelques 



(fl) Poiseuille, Recherches stir la force du cmw aortique, llièse, Paris, 1828, p. 23 ol suiv., c 

 par extrait dans le Journal de physiologie d» Majfumlie, l, VIII, p. 272. 



