J. BERGONIÉ. — MESURE DES RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES EN CLINIQUE 187 



En particulier, cette formule donne immédiatement la chaleur spéci- 

 fique m! d'une vapeur saturante en fonction de la chaleur spécifique du 

 liquide m et de la chaleur latente de vaporisation L. 



dL L 



m = m -\- — — - 



M. J. BEMONIE 



Professeur à la Faculté de Médecine de Bordeaux. 

 IESURE DES RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES EN CLINIQUE. [537/733] 



Séance du 2 avril 1896 



Ce moyen de diagnostic, et peut-être de pronostic, ne paraît pas avoir 

 donné tous les résultats qu'on pouvait en attendre, et cela tient à ce 

 qu'aucune méthode vraiment clinique n'a été préconisée pour rendre 

 la mesure des résistances aussi simple et aussi rapide que la recherche de 

 l'excitabilité électrique, par exemple. 



Le nombre des méthodes préconisées est cependant considérable. Parmi 

 ces méthodes, la plus simple semble être celle qui consiste à mesurer à la 

 fois l'intensité et la différence de potentiel aux deux extrémités de la résis- 

 tance à mesurer. Cette méthode soulève diverses objections, les unes 

 théoriques, les autres d'ordre pratique. Parmi les objections théoriques, 

 la plus importante est celle relative à la légitimité de l'emploi des volt- 

 mètres ordinaires pour mesurer la différence [de potentiel aux deux 

 extrémités d'une résistance déjà assez élevée (plusieurs milliers d'ohms 

 quelquefois). 



La plupart des voltmètres ont une résistance très insuffisante pour que 

 leur emploi soit légitime. Dès 1885, j'ai fait construire un voltmètre dans 

 lequel la résistance du circuit était de 2.800 ohms, et qui fonctionne avec 

 une résistance additionnelle de 30.000 ohms. Malgré cette résistance très 

 élevée du voltmètre, l'inexactitude de ses indications était flagrante, et 

 le régime du courant dans la résistance à mesurer notablement changé, 



